— 505 



nejo me ha sugerido algunas ligeras modificaciones, que estu- 

 diaré más adelante , cuando disponga para ello de un tiempo 

 que hoy, por especiales circunstancias, me falta. 



Resumiendo lo anteriormente expuesto diré, para concluir, 

 que las ventajas que sobre los anteriores presenta este procedi- 

 miento para medir los diedros de los cristales microscópicos 

 son las siguientes: 



1.* Se funda en la medida de ángulos planos, operaciónfá- 

 cil y susceptible de gran exactitud. 



2,^ Se puede practicar con cristales de dimensiones infe- 

 riores á una centésima de milímetro, sin que la disminución 

 de tamaño aumente las probabilidades de error, puesto que, 

 por el contrario, la horizontalidad determinada por el enfoque 

 de todos los puntos de una cara será tanto más perfecta cuan- 

 to mayores sean los aumentos empleados. 



3.^ No exige aparatos costosos ni complicadas disposicio- 

 nes especiales, bastando para el caso cualquier microscopio pe- 

 trográfico, adicionándole, si se quiere más facilidad, el senci- 

 llísimo mecanismo descrito anteriormente. 



4.^ No es necesario que las caras sobre que se opera sean 

 buenas reflectoras de la luz. 



5.^ Presenta un manual operatorio sencillísimo y necesita 

 solamente un cálculo muy reducido. 



Eev. Acad. Ciencias.— II.— Mayo, 1905. 33 



