— 142 — 



log eos n = 9.98 2702 



log tg t = 0.28 4210 



log cosec (» — «/ = 0.15 9287 



log tg o, = 0.42 6199 

 Azimut = o. = 69°27"2.3 

 Círculo azimutal = 237 11 94 



Norte astroníjmico — 167 44 71 

 Mira = 239 53 62 



Azimut de la mira = N 72 8 91 E 



Constantes y correcciones 



El e)'?'07' ele colimación del anteojo ha sido eliminado 

 por el modo de observar, sin embargo se ha determinado en 

 Córdoba con toda exactitud. No estando marcado el anteojo, 

 se ha considerado como posición I á aquella en que se en- 

 cuentra arriba la ranura del tubo en que corre un tornillo 

 del ocular ; la posición II significa : ranura abajo. 



El anteojo vino de Europa con el error siguiente de coli- 

 mación, que resulta de treinta observaciones practicadas á 

 propósito : 



Posición I — posición II = + 4. '90, error de colimación: 

 2:45. 



Corrección para la posición I : — 2.' 45. 

 Corrección para la posición II : + 2.' 45. 



Más tarde rectifiqué este error mediante corrección de la 

 posición del retículo, pero a pesar de ser el error desde en- 

 tonces = O, no se ha dejado de observar siempre en las dos 

 posiciones del anteojo. 



El error de colimación del espejo ha sido constante 

 durante todos los años de observaciones v no ha sido corre- 

 gido en el instrumento. 



De trece series de observaciones, en que se dirigían visua- 

 les ya á objetos terrestres, ya al sol, ya á a Canis Majoris 

 (Sirius), ha resultado una diferencia entre la posición 1 



