— 186 — 



tildo de sus determiaíicioues, y aún cuando hubiese estado en 

 posesión de esos datos, creo que habría adelantado muy poco, 

 pues es más que probable que las constantes ya no eran las 

 mismas cuando di principio á mis observaciones. 



Puesto que el coeficiente ]de temperatura de los imanes es 

 rara vez una función lineal de la temperatura, sino que ge- 

 neralmente está representado por una ecuación de segundo 

 grado, la compensación es de suyo difícil para cualquiera tem- 

 peratura, si bien se puede realizar con alguna aproximación 

 para cierta temperatura media. Yes muy dudoso que se hayan 

 tomado en cuenta, con el objeto de la compensación del mo- 

 mento magnético, temperaturas tan altas, como son las áque 

 ha estado expuesto el instrumento en mis viajes. En Asunción 

 (Paraguay), por ejemplo, he observado durante seis horas se- 

 guidas con una temperatura de más de 40*^0 en la carpa. 



Hay que añadir que el momento, tanto de los deflectores, 

 como de las agujas, debe haberse alterado mucho al pasar el 

 instrumento de una temperatura media mucho más baja, la 

 del Norte de Alemania, á nuestras temperaturas, relativamen- 

 te altas, y aún después de aclimatado, por decir así, el ins- 

 trumento, las constantes no pueden ser invariables, atenta 

 la oscilación diurna tan pronunciada de la temperatura que te- 

 nemos aquí. 



Otra causa más déla variación de las constantes es la de- 

 simantacion frecuente de las dos agujas á que hemos aludido 

 más arriba. 



A pesar de que todas estas suposiciones llevan el sello de 

 gran probabilidad, no es posible demostrar directamente su 

 exactitud. Solóse puede proceder á una comparación de las 

 cuatro distintas constantes en un mismo lugar, la que se 

 efectúa del modo siguiente : 



Las constantes están vinculadas con los ángulos correlati- 

 vos de defle.vion por las ecuaciones 



C, : C;> : C.j : C, = sen 9, : sen 92 ." sen 3, : sen o. 



