— 189 — 



LoRETO, Abril 14 de 1887. ]0^^ a. m. 

 Aguja I, Deflector I 



Punta Norte Punta Sud 



86= 1' II— 1' 85°31' II 33' 



13, II 12' 35' II 38' 



8' II 6' 29' 1131' 



86° 6 '50 85°32'83 Promedio : 85° 49 '67 



Va la observación: «Aguja no bien equilibrada. Se rectifi- 

 ca el equilibrio y vuelve á observarse»: 



Punta Norte Punta Sud 



86°20' II 18' 85°38' || 41 



20' II 18' 45' ¡I 47 



12' II 10' 37' II 40 



86°16'33 85°41'33 Promedio : 85° 58 '83 



Una diferencia de más de O', debida únicamente á diversi- 

 dad del equilibrio de la aguja ! 



A pesar de las mejores intenciones de un observador se 

 introducen errores que muchas veces quedan desapercibi- 

 dos y no le dan motivo á repetir las observaciones, como se 

 hizo en el caso que nos ocupa. 



Sin duda se sacarían mejores resultados con el instrumen- 

 to, si se pudiese observar con agujas que una vez equilibra- 

 das con toda propiedad, se dejarían sin alteración. 



No me consta, si otros exploradores que han trabajado con 

 un instrumento análogo, han podido cerciorarse de los mis- 

 mos defectos . 



La primera determinación de las constantes pudo hacerse 

 recien el 25 de Octubre de 1890, y se ha efectuado del modo 

 siguiente : 



A cierta distancia, de 10 metros, uno del otro se instalaron 

 nuestros instrumentos y el teodolito magnético Bamberg nú- 

 mero 2597, cuyas constantes había determinado antes con 



