— 199 — 



difiere mucho de 0.2700, promedio de las intensidades cal- 

 culadas con las oscilaciones y las deflexiones . 



OBSERVACIOJNES DE LA COMPOJNEíTE VERTICAL 



Los dos deflectores son aplicables también al inclinatorio, 

 pudiéndose hacer de este modo deflexiones de la aguja ver- 

 tical para calcular la componente vertical de la intensidad. 



En los primeros viajes he ejecutado varias de esas de- 

 flexiones, pero no con el objeto de derivar esa componente, 

 sino con el de encontrar con más rapidez el plano en que de- 

 be medirse el ángulo de inclinación. No habiendo hecho ob- 

 servaciones de esa clase en Córdoba, faltan los datos funda- 

 mentales para convencerse déla invariabilidad de las cons- 

 tantes que servirán para la determinación de la intensidad 

 vertical, razón por la cual no he sometido mis datos al cál- 

 culo. 



]\ira ejecutar esas observaciones, se coloca la caja del in- 

 clinatorio en el plano normal al meridiano en que la aguja 

 ocupa una posición perfectamente vertical. Ajusfando ahora 

 uno de los deflectores al reverso de la caja, de modo que sus 

 imanes y la aguja de inclinación se encuentren en un mismo 

 plano vertical, la aguja abandona su posición de verticalidad 

 inclinándose hacia el lado E. ó W. del meridiano magnético. 

 En seguida se hace correr el limbo horizontal del instrumen- 

 to con la caja á objeto de buscar el plano en que la aguja, 

 bajo la influencia del deflector, vuelve á recobrar una posición 

 vertical. 



Apuntada la indicación ( varias veces repetida) de los 

 dos verniers, cuando se haya conseguido la verticalidad de 

 la aguja, se invierte el deflector, lo que produce que la aguja 

 se inclina hacia el otro lado del meridiano. Procediendo co- 

 mo antes, resulta otra lectura del limbo horizontal ó más bien 



