XII SOCIÉTÉ BELGE HE MICROSCOPIE. 



des quatre points considérés; puis on remplace la pré- 

 paration par un micromètre objectif qui donne l'échelle 

 du dessin. La façon la plus commode d'opérer consiste 

 à tracer sur le dessin lui-même la ligne qui représente 

 un dixième de millimètre du micromètre objectif vu à 

 travers la chambre claire. 



On possède maintenant toutes les données nécessaires 

 pour calculer l'angle solide. En effet, chacun des côtés 

 du tétraèdre dont nous avons parlé plus haut, est déter- 

 miné : 1° par sa projection horizontale donnée en vraie 

 grandeur au moyen d'une mesure directe au double 

 décimètre sur le dessin; 2° par la différence de hauteur 

 verticale de ses deux extrémités fournie par la diffé- 

 rence des lectures faites sur la tête de vis divisée au 

 moment de la mise au point successive de ces deux 

 extrémités. 



Le reste du travail se borne à un calcul trigonomé- 

 trique de trois triangles rectilignes dont on connaît les 

 trois côtés et dont on cherche un angle, et enfin, au 

 calcul d'un triangle sphérique dont on connaît les trois 

 côtés et dont on cherche un angle. 



Au lieu de dessiner le cristal en entier, il est évident 

 qu'il suffirait de placer les quatre points essentiels ; le 

 dessin complet permet une vérification subséquente 

 souvent nécessaire, et en outre de se reconnaître pour les 

 notations cristallographiques à donner à la face cristalline. 



En me servant de l'objectif 7 de Vérick, afin de donner 

 plus de sensibilité au déplacement focal, et avec l'ocu- 

 laire 1 dont est munie la chambre claire du même ar- 

 tiste, il m'a été possible de mesurer à moins d'un degré 

 près les angles solides de cristaux ayant des dimensions 

 inférieures à 1/100 de millimètre. 



