BULLETIN DES SÉANCES. LXVII 



Paris) bien connu par les beaux appareils d'optique qu'il 

 construit — et parmi lesquels ses spectroscopes à vision 

 directe, ses polarimètres à franges et ses autres instru- 

 ments pour la polarisation tiennent le premier rang — 

 nous a envoyé dernièrement le premier exemplaire du 

 modèle définitif de sa nouvelle chambre claire pour 

 microscope. Depuis longtemps il poursuivait la réalisa- 

 tion de cet appareil, qui est basé sur le même principe 

 que sa chambre claire pour paysage ; mais il a fallu bien 

 des tâtonnements pour mener l'instrument à la perfec- 

 tion où il est maintenant. Nous pouvons parler en con- 

 naissance de cause de ces nombreux essais, car M. Hof- 

 mann nous a envoyé successivement des modèles bien 

 différents, avant d'adopter celui dont il va être question 

 dans les lignes suivantes. 



Cette chambre claire présente sur toutes celles que 

 nous connaissons l'avantage de montrer le crayon avec 

 la plus grande netteté, tout en donnant les moindres 

 détails da l'image. 



Quiconque est obligé de se servir fréquemment de la 

 chambre claire sait combien jsont ennuyeux les tâton- 

 nements qu'exigent les appareils ordinaires, surtout 

 quand il s'agit de reproduire des détails très-délicats, 

 tels, par exemple, que les ponctuations des valves des 

 diatomées. Aussi sommes-nous persuadés que ce nouvel 

 instrument, qui supprime ces fatigants tâtonnements, 

 sera accueilli avec la plus grande faveur par les micro- 

 graphes. 



La chambre claire d'Hofmann, telle qu'elle s'applique 

 à un microscope horizontal, est représentée dans la fig. 1 

 ci-jointe; la fig. 2 en montre une coupe transversale. 

 Comme on le voit dans cette figure, elle consiste d'abord 



