XC11 SOCIÉTÉ BELGE DE M1CROSCOPIE. 



M. Cornet, secrétaire, donne communication de la 

 note suivante relative au microtôme de Rivet, dont il 

 communique un exemplaire à la Société. 



Le microtôme de Rivet est d'une construction très- 

 simple : il se compose d'un bloc prismatique, en bois 

 dur, de 16 centimètres de longueur, de 6 de hauteur et 

 de 6 de largeur. De chaque côté du prisme se trouvent 

 deux rainures, dont l'une est parallèle aux arêtes longi- 

 tudinales et l'autre, inclinée dans le rapport de 1 à 100; 

 parallèlement à cette dernière rainure est placée une 

 échelle de 10 centimètres, divisée en millimètres; chaque 

 degré de cette échelle correspond par conséquent à une 

 ascension de 1/10 de millimètre. 



La première de ces deux rainures est destinée à 

 recevoir un bloc de bois, qui y glisse à frottement doux 

 et sur lequel se trouve le rasoir destiné à faire les coupes. 

 Le rasoir est solidement maintenu au moyen d'une vis. 



Dans la seconde rainure se meut un bloc, également 

 en bois, portant une pince dans laquelle on place 

 l'objet; ce bloc porte un trait servant de repère et au 

 moyen duquel on peut mesurer l'épaisseur de la coupe. 



Le fonctionnement de cet appareil est d'une grande 

 simplicité : après avoir placé le bloc portant l'objet à la 

 hauteur voulue, on le maintient d'une main tandis que 

 de l'autre on fait mouvoir le rasoir, on enlève une tranche, 

 dont l'épaisseur est en raison inverse de la hauteur à 

 laquelle l'objet est placé (1). 



Le docteur Grônland qui se sert du microtôme de 

 Rivetdepuisde nombreuses années, dit qu'il est parvenu, 



(1) Voir la note du docteur Grônland, Dos Rivet'she Mikrotom und 

 seine Hcmdhalung (Zeitsch. fur Mikroskopk, du docteur E. Kaiser, Heft I. 

 III et VIII, 1877). 





