\<;iv 



SOCIÉTÉ BELGE HE MICKOSCOP1E. 



Le pouvoir résolvant du microscope se développe 

 donc en sens inverse de l'augmentation de l'angle appa- 

 rent produit par le passage des ondes oscillantes a tra- 

 vers des milieux dont l'indice de réfraction est de plus 

 en plus considérable. 



Ce que nous disons ici est le contraire de ce qui se 

 trouve énoncé jusqu'à ce jour dans nos traités de micros- 

 copie et professé dans nos écoles. 



Si nous nous figurons la projection de la section de la 

 hase du cône lumineux sur la face de l'objectif, nous 

 obtenons les diagrammes, fig. 5, où 1 représente le cas 



Fie... 5. 



de l'objectif à sec, 2 de l'objectif à immersion dans l'eau 

 et 5 de l'objectif à immersion dans l'huile. Le n° 1 reçoit 

 toute la lumière de l'objet avec son intensité « 2 à 5, » 

 fig. 1 ; le n° 2 reçoit également la même quotité de lu- 

 mière avec une intensité « 2 à 5, » fig. 2; le n° 3 reçoit 

 la même lumière avec une intensité « 2 à 5, » fig. 3. 

 Dans le n° 2, cependant, le cercle central seul reçoit 

 autant de lumière que toute la superficie du n° 1. Dans 

 le n° 5, le petit cercle central reçoit la même quantité de 

 lumière que le cercle central plus grand du n° 2 et que 

 la surface entière du n" 1 . Dans les n° 2 et n° 5, les cer- 

 cles extérieurs a et a' reçoivent, avec des intensités iden- 

 tiques à celles de leurs parties centrales, des rayons 

 lumineux qui ne pouvaient pénétrer dans l'objectif à sec 



