Kleine Mitteilungen, 421 



Messgerätes knüpfeu. Da diese Untersuchungen noch nicht zu Ende 

 gebracht werden konnten, das Messgerät mir aber hinreichend erprobt 

 erscheint, glaube ich meinem Berichte über die Untersuchiuigsergebnisse 

 eine km-ze Mitteilung über die Einrichtung meines Messgerätes voraus- 

 schicken zu sollen. 



Wie die Abbildung des Messgerätes zeigt, erfolgt die Messung der 

 Korndicke der Körner durch zwei aufrecht stehende Spiegelglasplatten, 

 deren Abstand von oben gegen unten zu abnimmt und deinen eine die 

 für die Dickenmessung erforderliche Teilung (Klassenteilung) von bis 

 30 trägt. Der Abstand der Glasscheiben ist so gewählt, dass er für 

 die bei Gerstenproben vorkommenden Korndicken ausreicht, und kann, 

 nach vollzogener Messung jedes in den Zwischenraum der beiden Glas- 

 platten fallen gelassenen Kornes, durch einen unten angebrachten Hebel 

 unten leicht erweitert werden, um die gemessenen Körner abzulassen. 

 Diese werden in einem schlittenförmigen Behälter gesammelt, der 30 

 mit den Zahlen 1—30 versehene Fächer (Kästchen) besitzt und beim 

 Messen so hin und her geschoben werden kann, dass das gemessene 

 Korn bei der Vergrösserung des Abstandes der Glasplatten in das der 

 jeweiligen Korndicke zugehörige Fach herabgleitet. Die Zubriugung der 

 Körner für die Messung erfolgt kornweise von einer oberhalb der hinteren 

 Glasplatte angebrachten Tasse, indem die Körner gegen die vordere, 

 längere Glasplatte bewegt werden. Sie fallen dann in den Zwischen- 

 raum und gleiten zwischen den Glasplatten stets so herab, dass sie ihre 

 Rücken- bezw. Bauchseite den Glasplatten zukehren und ihrer Korndicke 

 nach durch den Glasplattenabstand gemessen werden können. Die Glas- 

 platten werden durch Federvorrichtungen gegeneinander gedrückt und 

 durch kleine Kegel, die auf Schrauben zur Regelung des Zwischenraumes 

 sitzen, stets in den gleichen Abständen gehalten. 



Die Arbeitsweise mit dem Messgerät ist folgende: Man bringt Korn 

 für Korn aus der Vorratstasse in den Zwischenraum der beiden Glas- 

 platten, stellt die Dickenstufe fest, die dem zu messenden Korne zu- 

 kommt, bringt das die betreffende Stufenzahl tragende Fach des schlitten- 

 förmigen Behälters in die entsprechende Lage, dass das Korn beim 

 Öffnen des Glasplatteuabstandes in das zugehörige Fach fallen kann, 

 und drückt auf den Hebel, der die vordere Glasplatte von der hinteren 

 etwas abhebt. Sind die zur Probe gehörigen Körner gemessen, wird die 

 Kornanzahl der einzelnen Fächer ermittelt und daraus der Mittelwert 

 für- die Korndicke, die mittlere Schwankung usf. berechnet, wobei man 

 entweder mit Klasseneinheiten oder mit den jeweiligen Korndickenweiten 

 der Klassen (Stufen) arbeiten kann. Die auf diese Weise gewonnenen 

 Zahlen gestatten eine recht gute Charakteristik der Gerstenproben, vor 

 allem bezüglich der Korndicke, der Kornverteilung nach der Korudicke 



28* 



