VIII, 1. Kleinere Mittheilungen. 53 



Nachtrag zu meiner Mittheilung 

 über die Kochs -Wolz'sehe Mikroskopirlampe. 



Von 

 P. Schietferdecker 



in Bonn. 



Meiner ersten Mittheilung • habe ich noch Einiges nachzutragen. 



Die Leuchtkörper sind inzwischen noch besser und haltbarer ge- 

 worden, sie sind jetzt so widerstandsfähig, dass ein Abplatzen nicht 

 mehr zu befürchten ist. 



Bei weiterem Gebrauche habe ich noch gefunden, dass bei grös- 

 seren mit Hämatoxylin gefärbten Flächen eine leichte Aenderung des 

 Farbentons eintritt, die indessen kaum störend wirkt. 



Ferner thut man gut, mit dem Lichtquantum möglichst sparsam zu 

 verfahren. Die Menge des vorhandenen Lichtes verführt leicht, zu viel 

 Licht anzuwenden, dadurch werden die Bilder aber weniger scharf und 

 das Auge ermüdet. Am besten fährt man, wenn man nur gerade so 

 viel Licht anwendet als unbedingt nothwendig ist. 



Häufig ist es besser, das Stabende nicht unmittelbar unter die Blend- 

 öflfnung zu bringen, sondern ein klein wenig tiefer einzustellen, wieviel, 

 probirt man am besten aus. Namentlich bei sehr zarten ungefärbten 

 Objecten, bei denen es sich also um beste Definition und mattes Licht 

 handelt, ist diese tiefe Einstellung zu empfehlen. 



Endlich verwende man als Zuleitungsschläuche für die Gase wo- 

 möglich keine neuen Schläuche. Dieselben enthalten in der Regel noch 

 Staub, und dieser setzt sich in dem sehr genau gearbeiteten Brenner fest 

 und verstopft denselben theil weise, wodurch natürlich die Flamme und 

 damit das Licht erheblich beeinträchtigt wird. 



») Cfr. diese Zeitschr. Bd. VII, 1890, p. 450 ff. 



[Eingegangen am 2. April 1891.] 



