VIII, 1. 



Referate und Besprechungen. 



103 



Bei diesen neuen Apparaten für constante Temperatur hat Verf. 

 an Stelle des in den sonst gebräuchlichen Thermoregnlatoren verwendeten 

 Sperrquecksilbers für den Gaszufluss das zwischen den doppelten Wän- 

 den des Apparates befindliche Wasser direct benutzt und neuerdings 

 anstatt der bei seinen bekannten älteren Apparaten angewandten Kaut- 

 schukmembran eine solche aus Metall eingeführt. Die nebenstehende 

 Abbildung stellt einen solchen Thermostaten im Durchschnitt dar, der 

 durchaus doppelwandig construirt ist und zwischen diesen beiden Wän- 

 den mit Ausnahme der Thür Wasser führt. An der tiefsten Stelle des 

 Bodens bei Ä befindet sich eine gefaftete 

 Metallmembran ähnlich denjenigen in den 

 Aneroidbarometern, und unter dieser ist 

 ein Kasten angebracht, in den das Gas 

 durch ein central eintretendes Rohr B ein- 

 geleitet wird, um von hier aus durch zwei 

 seitliche Rohre zu den Brennern C zu ge- 

 langen. Diese Brenner erwärmen das Was- 

 ser mit Hülfe zweier Metallschornsteine, 

 die durch die ganze Höhe der Wasser- 

 schicht hindurchgehen. Wenn der Appa- 

 rat in Gebrauch genommen werden soll, 

 so erwärmt man den mit vorher durch 

 Auskochen luftfrei gemachtem Wasser völ- 

 lig gefüllten Thermostaten mit Hülfe der 

 beiden Brenner und lässt den Ueberschuss 

 des sich ausdehnenden Wassers aus dem 

 Rohr D ausfliessen. Sobald die gewünschte 

 Temperatur erreicht ist, verschliesst man 

 dieses obere Loch mit einem Kautschuk- 

 pfropfen, in dem ein oben und unten offenes Glasrohr E steckt; wenn nun 

 das Wasser sicli weiter ausdehnt, steigt es in dem Glasrohr in die Höhe 

 und durch den so grösser werdenden statischen Druck wird die Metall- 

 membran durchgebogen, bis sie die dicht unter ihr liegende Oeffnung 

 des Gaszuflussrohres so weit verschliesst, dass nur die zum Ersatz der 

 vom Thermostaten abgegebenen Wärmemenge nöthige Gasmenge ein- 

 strömen kann. Dann bleibt die Temperatur des Thermostaten völlig 

 constant. Das Gaszuleitungsrohr kann übrigens durch ein Gewinde der 

 Metallmombran genähert werden. Die übrigen vom Verf. beschriebenen 

 Modelle beruhen auf dem gleichen Princip. Eins derselben ist ein 

 kleinerer Regulator, dessen rohrförmiger, die sich ausdehnende Flüssig- 



