154 Czapski: Grenzen der Leistungsfähigkeit des Mikroskops. VIII, 2. 



Bekanntlich nötbigt aber selir oft die BeschaiFenheit des Präparates, 

 d. h. seine eigene Färbung, zur Anwendung solcber Filter, aus rein plioto- 

 chemischen Gründen, um die vorhandenen Details genügend zum Aus- 

 druck zu bringen. Diese Klasse von Präparaten bleiben also von einem 

 Fortschritt in ihrer Abbildung mit Hilfe der Photographie von vornherein 

 ausgeschlossen. 



Damit soll natürlich keineswegs gesagt sein, dass die Photographie 

 bei solchen gar keinen Vortheil biete; doch liegen diese Vortheile 

 auf einem anderen, hier nicht näher zu erörternden Gebiete. 



Die Bedingung einer durch die Photographie zu erreichenden ge- 

 steigerten Leistungsfähigkeit der Objective und die Grenzen einer 

 solchen liegen meines Erachtens vielmehr in folgenden Umständen: 



Er.stens in dem schon erwähnten , dass das benutzte System 

 geeignet corrigirt sei, so dass die Bilder, welche von der zur 

 Anwendung zu bringenden kurzen Wellenlänge X =: x herrühren, an 

 sich scharf seien und dem Orte nach mit dem auf das Auge wirkenden 

 zusammenfallen — wie oben erwähnt, um die Einstellung zu ermög- 

 lichen. In dem Maasse, in welchem diese Correction früher bei makro- 

 photographischen Objectiven für X = 0"55 etwa und X = 0"44 er- 

 reicht war, würde sie an sich auch für dasselbe X = 0-55 einerseits 

 und noch viel kurzwelligeres Licht anderseits erreichbar sein. Man 

 würde zwar die Brechungsexponenten der Gläser, aus welchen das Ob- 

 jectiv besteht, für Licht von einer Wellenlänge, welche keinen merk- 

 lichen Eindruck mehr auf das Auge macht, nur mit Hilfe der Photo- 

 graphie selbst bestimmen können. Doch würde dies mit genügender 

 Genauigkeit möglich sein, und es würde ebenso möglich sein, mit den 

 Mitteln, über welche jetzt der rechnende und der technische Optiker 

 verfügt, Systeme herzustellen, von denen der Mikrograph a priori sicher 

 sein kann, dass sie für jene unsichtbaren Wellenlängen in der gewünsch- 

 ten Weise corrigirt sind, ohne dass die Controlle durch das Auge zu Hilfe 

 genommen zu werden brauchte. Diese Anforderung ist also an sich 

 bis zu beliebigen Grenzen des X erfüllbar. 



Die zweite besteht darin, dass das Licht von der gewünschten kur- 

 zen Wellenlänge photo graphisch wirksam werden muss. Dieselbe 

 zerfällt in vier Unterbedingungen. Es muss 1) die Lichtquelle Wellen von 

 der gewünschten Kürze und diese in liinreicheuder Intensität überhaupt 

 ausstrahlen. Es müssen 2) die den grösseren Wellen entsprechen- 

 den Strahlen durch geeignete Lichtlilter von der AVirkung ausgeschlos- 

 sen werden, ohne dass zugleich die Intensität der kurzwelligen Strahlen 

 zu sehr vermindert wird. Es muss 3) die photographisclie Platte für 



