Vm, 2. Kleinere Mittlieilnngen. 179 



Kleinere Mittlieilung'eD. 



Ein neuer Apparat zum Zeictinen schwacher Vergrösserungen. 



Von 

 Dr. Ludwig Etlinger 



in Frankfurt a. M. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Jeder, der längere Erfahrung in mikroskopischen Arbeiten hat, 

 weiss, dass die Zeichenapparate wesentlich für schwache und mittlere 

 Vergrösserungen gebraucht werden. Umrisszeichnungen, wie sie die 

 reconstruirende Methode, wie sie die Entwicklungsgeschichte und die 

 Anatomie des Centralnervensystemes brauchen, bilden die häufigste Auf- 

 gabe, welche diesen Apparaten gestellt wird. Ebenso bekannt dürfte 

 es sein, dass ein längeres Zeichnen an den gebräuchlichen, meist auf 

 der Anwendung des Prismas beruhenden Apparaten sehr ermüdend ist. 

 Ich benutzte, wie wohl Viele, deshalb zum Zeichnen bei mittleren und 

 schwachen Vergrösserungen immer das Scioptikon. Der Wunsch einen 

 einfacheren Apparat zu besitzen, der das Gleiche leistet, der also das 

 Bild direct auf Papier so projicirt, dass es nur mit dem Bleistift nach- 

 zufahren ist, hat zunächst zu dem Gedanken geführt, ein einfaches 

 Scioptikon mit sehr gutem optischen Apparate zu bauen und vor die 

 projicirende Linse einen Spiegel zu stellen, so dass das Bild auf die Tisch- 

 platte geworfen wird. Auch dieser Gedanke ist wohl nicht neu. Es 

 zeigte sich aber, dass bei einem solchen Apparate das Präparat immer 

 eingeklemmt senkrecht stehen muss, dass Verschiebungen, wie sie ja 

 beim Zeichnen von Schnittserien immer nöthig werden, rasches Durch- 

 sehen etc. nur schwer sich bewerkstelligen lassen. Desshalb wurde der 

 eingeschlagene Weg verlassen und vcrsuclit, ein neues Instrument her- 

 zustellen, welches die freie Bewegung des horizontal einfach auf einem 



12* 



