188 Kleinere Mittheilungen. VIIT, 2. 



Mikroskopisch - technische Notizen. 



Von 



Dr. M. Nikiforoff 



in Moskau. 



Die Celloidineinbettiingsmetliode hat für die histologische 

 Technik eine grosse Bedeutung, und die Anwendungsmethoden dieses treff- 

 lichen Mittels wurden in kurzer Zeit sehr vervollkommnet. In dieser Notiz 

 möchte ich nur auf einen kleinen, doch, wie mir scheint, nicht unwich- 

 tigen Kunstgriff hinweisen, der mir bei Anfertigung von Mikrotom- 

 schnitten nicht nur bei den in Celloidin eingebetteten, sondern auch bei 

 einfach in Spiritus gehärteten Präparaten immer gute Dienste geleistet 

 hat. Beim Schneiden von Präparaten, die eine beträchtliche Grösse, 

 z. B. anderthalb bis zwei Quadratcentimeter haben, und besonders, 

 wenn die Schnitte dünn (0"01 bis 0"015 mm für Celloidinpräparate) sein 

 sollen und in lückenloser Reihe folgen müssen, ist die Neigung der 

 oberen Fläche des Mikrotommessers zur Horizontalebene von nicht ge- 

 ringer Bedeutung. Steht die obere Fläche des Messers beim Schneiden 

 zur Horizoutalebene unter einem grösseren oder kleineren Winkel, wie 

 es bei allen gebräuchlichen Mikrotomen stets der Fall ist, so fliesst der 

 auf dem Messer sich befindende Spiritus bei der ersten Berührung des- 

 selben mit dem Schuittpräparate stromweise auf dasselbe herunter. 

 Abgesehen von einer unnützen Verschwendung von Spiritus, hat dieser 

 Umstand auch nicht selten auf die Schnitte selbst eine schädliche Wir- 

 kung, indem der abfliessende Spiritus den beginnenden Schnitt, und 

 dabei auch gewiss das ganze Präparat, in Schwankungen versetzt, so 

 dass beim weiteren Schneiden der Schnitt verderben kann; nicht sel- 

 ten werden auch feine Schnitte durch abfliessenden Spiritus vom Mikro- 

 toramesser bis tief in die Klemme fortgeschwemmt. Alle diese Miss- 

 erfolge treten besonders deutlich bei Anfertigung feiner und grosser 

 Schnitte hervor, wenn man ein langes Messer benutzt. Steht aber die 

 Oberfläche des Mikrotommessers horizontal oder noch besser zur Schlitten- 

 messerebene (resp. nach rechts) etwas geneigt, so wird eine nicht ge- 

 ringe Menge von Spiritus erspart, und es werden die oben erwähnten 

 Uebelstände beseitigt. Es ist leicht, dem Mikrotommesser die gewünschte 

 Lage zu geben, wenn man unter das Mikrotorabrett Kork oder IIolz- 

 stückchen unterlegt ; noch besser wäre es, wenn die Instrumentenmachcr 



