VllI, 2. 



Referate und Besprecliimgen. 



241 



umwickelt und uach dem Sterilisireu mit Paraffin überzogen wird. Die 

 Kugel d und das Rohr bis e sind mit Quecksilber gefüllt, welches bei 

 Gasentwickelung in e hineinsteigt. Der Apparat wird im übrigen gerade 

 so wie der zuerst beschriebene von Luft befreit und mit den gährungs- 

 erregenden Organismen besäet. Soll das gebildete Gas quantitativ in 

 das Untersuchungsgefäss übergeführt werden, so wird zuletzt das in der 

 Gährflüssigkeit gelöste Gas durch Erhitzen des Apparates auf 100 ** aus- 

 getrieben. Um ein Verstopfen derselben durch Zoogloeen zu verhindern, 

 nehme man die Rohre dieser Apparate ziemlich weit; für die Kugeln 

 des in Figur 2 abgebildeten Apparates sind angemessene Maassverhält- 

 nisse folgende: g = 300 cc, h und d = 100 cc, c = 150 cc. Da der 



1. 



2. 



Verf. anglebt bei Versuchen mit diesen Apparaten gute Resultate er- 

 halten zu haben, so scheint die directe Berührung des Sperrquecksilbers 

 mit der Gährflüssigkeit den Organismen doch nicht zu schaden, wie man 

 eigentlich annehmen sollte, und würden demnach diese Apparate eine 

 für die Gährungsphysiologie recht erwünschte Neuerung darstellen. 



Zur Isolirung anaerober Bacterien benutzt Verf. folgendes einfache 

 Verfahren. In ein U-rohr von Ya cm Weite, dessen beide Enden recht- 

 winklig nach aussen umgebogen sind, saugt er Gelatine, in der er die 

 betreffenden Bacterien vertheilt hat, indem er das eine ausgezogene Ende 

 des Rohres in diese Gelatine steckt, und schmilzt dieses Finde dann zu, 

 während das andere Ende durch Watte verschlossen bleibt. Soll später 

 dann von einer in dem U-rohr gewachsenen Colonie etwas entnommen 

 werden, so wird das Rohr an der betreffenden Stelle nach vorhergelieu- 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. VIII, 2. 16 



