256 Referate und Besprechungen. Vllt, 2. 



sitzt folgende Constniction : Am Ende des Mikroskopfusses befindet sich 

 ein aus Deckgläschen gebildeter Glassatz, auf welchen die Strahlen der 

 Lichtquelle unter dem Polarisationswinkel fallen und von hier fast senk- 

 recht auf einen zwischen Objecttisch und Stativ angebrachten Planspiegel 

 und von dort auf den Hohlspiegel fallen. Letzterer ist nur um eine 

 horizontale Achse mit Anschlag drehbar, und kann der Uebergang zu 

 gewöhnlichem Lichte leicht bewirkt werden. 



Als Erwärmungsvorrichtnng dient ein kleiner Brenner mit nicht 

 leuchtender Flamme, der für die gewöhnlichen Bedürfnisse ausreicht. 

 Zur Erzeugung höherer Temperaturen dient ein Brenner, bei welchem 

 das Gas aus einem ringförmigen Schlitz herausbrennt. Dieser Brenner- 

 ring wird durch eine dünne Glas- oder Glimmerplatte geschlossen. Die 

 Theilscheibe wird in dem Objecttische selbst verborgen, so dass die- 

 selbe gegen Beschädigungen geschützt ist. Die Ablesung erfolgt durch 

 ein kleines in der Oberseite des Tisches angebrachtes Fensterchen. 



Die Verbesserungen, welche an dem grösseren Instrumente des 

 Verf. * vorgenommen worden sind, beziehen sich auf die Gebläseflamme, 

 welche nicht mehr durch die Oeffnung des Mikroskoptisches frei in die 

 Höhe steigt, sondern durch einen aussen in Messing gefassten dick- 

 wandigen Schornstein aus Asbest. In Folge dessen treffen die Ver- 

 brennungsgase das Präparat mit erheblich höherer Temperatur, während 

 die Erhitzung der Metalltheile des Mikroskops vermindert wird. Eine 

 weitere Vervollkommnung betrifft den das Objectiv schützenden Wasser- 

 schirm, der nicht mehr einfach scheibenförmig gestaltet ist, sondern zu- 

 nächst als 2 cm lange doppelwandige Hülse das Objectiv eng umfjisst 

 und erst am oberen Rande sich zu einer Scheibe verbreitert. 



Zum Schlüsse werden die Verbesserungen an dem gleichfalls vom 

 Verf. eingeführten Projectionsmikroskope - hervorgehoben. 



Klein, C, Krystallo graphisch -optische Untersuchun- 

 gen. Ueber C onstr u c ti o ii un d Ver wendun g von 

 D r e h a p p a r a t e n zur optischen Untersuchung 

 von K r y s t a 1 1 e n in Medien ähnlicher B r e cli - 

 barkeit (Sitzber. d. k. Acad. d. Wiss. Berlin 1891, p. 4.35 

 —444). 

 Nachdem der Verf. in früheren Mittheilungen eine Methode ange- 

 geben hatte, welche die optische Untersuchung von ganzen Krystallen 



V Cfr. diese ZeitscLr. Bd. II, 1885, p. 421. 

 ■") (Jfr. diese Zeitscbr. Bd. IV, 1887, p. 2(j(j. 



