VIII, 2. Referate und Besprechungen. 257 



oder Krystallfragmenten in Medien von ähnlicher Brechbarkeit ermög- 

 licht ', führt derselbe in der obenstehenden Abhandlung zunächst einen 

 von R. FuEss in Berlin construirten Apparat vor, welcher die zur Unter- 

 suchung verwendeten Objecto in einer Ebene zu drehen gestattet. 



Auf dem Tische eines Mikroskops wird eine kreisförmige Metall- 

 sclieibe von 54 mm Durchmesser gelegt, dieselbe ist centrisch durch- 

 bohrt und mit einer Oeffuung von 15 mm versehen, um den Condensor- 

 linsen, welche jedem Apparate beigegeben werden, die Annäherung zu 

 gestatten. Auf der Scheibe erhebt sich am Rande der erwähnten Oetf- 

 nung ein Cylinderabschnitt von 7 mm Höhe. Derselbe ist einseitig ge- 

 öffnet und dazu bestimmt, einem cylindrischen Glasgefäss als Führung 

 zu dienen. Das in 8 mm Höhe angefertigte Glasgefäss ^ besitzt ein- 

 seitig eine vom Gefässe ab sich kegelförmig erweiternde Ausmündungs- 

 röhre, deren Achse senkrecht zu der des cylinderförmigen Gefässes steht. 

 In diese Röhre wird ein hohler, abgestumpfter Glaskegel hineingesetzt, 

 in dessen Höhlung sich ein mittels Gummi befestigter Glasstab befindet. 

 Der letztgenannte, an seinem Ende etwas verdickt nnd rauh, ragt in 

 das cylindrische Gefäss fast bis zu dessen Mitte hinein. Das nach aussen 

 gewandte Ende des Glaskegels ist mit einem Metallcylinder versehen, 

 der eine Theilung enthält, welche, an einer Marke der Glasröhre hin- 

 gleitend, bei der Drehung von 5 zu 5'' abzulesen und einzelne Grade 

 zu schätzen gestattet. Der einzuschiebende Glasconus muss vorher mit 

 Fett eingerieben werden, um zu verhindern, dass die in das Glasgefäss 

 einzufüllenden Flüssigkeiten in die conische Röhre eindringen. Der 

 Glasconus wird ferner durch eine einzuhängende Feder an der an seinem 

 Ende angebrachten Drehscheibe festgehalten. Eine Klemme und eine 

 Schraube verbinden den ganzen Glasapparat mit der Unterlage von Metall. 



1. Untersuchungen im convergenten polarisirten Lichte. 



Zum Aufsuchen der Achseuerscheinungen in optisch- einachsigen 

 Krystallen wird das betreffende Stück, falls keine Krystallformen die 

 Orientirung ermöglichen , in einer beliebigen und darauf in einer dazu 

 senkrechten Richtung nach einander an den Träger befestigt, von einer 

 passenden Flüssigkeit eingehüllt, um durch Drehen die Lage der opti- 

 schen Achse zu ermitteln. Ist die Richtung der letzteren bekannt, so 



1) Cfr. diese Zeitschr. Bd. VII, 1890, p. 411, 414. 



2) Zur Untersuchung grösserer übjccte wird auch ein grösseres Gefäss 

 von 15 mm Höhe angefertigt. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. VIII, 2. 17 



