284 



Lendl: P^iiie neue Constructioii für Mikroskope. 



vm, 3. 



optischen Institute von C. Reicheet in Wien benutzt ; es sei mir daher 

 gestattet, die weitere Erläuterung darauf zu begründen. 



Das Stativ dieses Mi- 

 kroskopes wurde von 

 DippEL im V. Bande 

 dieser Zeitschrift * lo- 

 bend beschrieben und 



abgebildet; deshalb 

 brauche ich hier nicht 

 weiter darauf einzuge- 

 hen, umsomehr, da am 

 Stativ selbst gar keine 

 Veränderung erforder- 

 lich ist. (Besitzen wir 

 dieses neueste Stativ 

 nicht, so können wir uns 

 auch mit einem einfa- 

 cheren begnügen , wie 

 ein solches in der bei- 

 stehenden Figur 1 abge- 

 bildet ist. Hierzu muss 

 ich nur noch bemerken, 

 dass die Mikrometer- 

 schrauben der älteren 

 und kleineren Stative 

 nicht immer genügen, 

 da bei sehr starker Ver- 

 grösserung auch die mi- 

 nimalsten Höhendifferen- 

 zen in Betracht kom- 

 men.) Der Tubus dieser 

 Mikroskope, an [dessen 

 unteres Ende die Objec- 

 tive mit oder ohne Re- 

 volver-Vorrichtung an- 

 geschraubt werden, trägt 

 an seinem oberen Ende 



■y>>w;-Äi>;vÄv>^>>w/^^ 



1. 



') DuM'Ki., L., Alis (Icni optischen Institute von Caki. Reichert in Wien 

 (Diese Zeitschr. Bd. V, 1888, p. 145). 



