298 Schaffer: Fromme's Mikrotom oline Schlittenfübrung etc. VIIl, 3. 



Froiiime's Patent-Mikrotom ohne Schlittenführunff 

 und eine neue Präparatenklammer. 



Von 



Dr. Jos. Schaffer, 



Assistent am histologischen Institute der 1<. k. Universität Wien. 



Hierzu zwei Holzschnitte. 



Die zahlreichen Verbesserungen und Erfindungen in der Mikrotom- 

 technik der jüngsten Zeit kommen zumeist der Serienschneiderei zugute, 

 d. h. die vollkommensten und präcisesten Instrumente werden jetzt fast 

 ausschliesslich für das Trockenschneiden von Paraffinpräparaten con- 

 struirt. Für die Zerlegung von Celloidinpräparaten findet das Schlitten- 

 mikrotom in seinen verschiedenen Constructionen die meiste Verwen- 

 dung. Allen Schlittenmikrotomen haftet jedoch der eine Fehler an, 

 dass die Messerführung eine labile ist, d. h., dass das Messer, wenn es 

 auch von einem sehr schweren Schlittenblock getragen wird, durch ein 

 hartes Präparat oder durch unvorsichtige Handführung gehoben werden 

 kann. Ausserdem erfordert die Handhabung und Instandhaltung des 

 complicirten Mechanismus meist grosse Aufmerksamkeit, Mühe und Ge- 

 schicklichkeit. Es dürfte daher für Diejenigen, welche viel mit Celloidin- 

 einbettimg arbeiten , von Interesse sein , ein Instrument kennen zu 

 lernen, welches nach meiner erfahrungsgemässen Meinung manche Vor- 

 züge besitzt, die Jedem, der mit dem Mikrotom arbeitet, willkommen 

 sein dürften. Das Instrument verkörpert eigentlich eine einfache Lösung 

 der principiellen Erfordernisse der Mikrotomie: sichere, von der Rulie 

 der Hand unabhängige Messerführung und präcise, mikrometrische He- 

 bung des fixirten Präparates gegen das Messer. Wie diese Anforde- 

 rungen verwirklicht sind, das versucht die folgende Beschreibung an der 

 Hand beistehender Abbildung zu erläutern. 



Eine durch ihr bedeutendes Gewicht stabile Grundplatte R (Figur 1), 



