VIlI, 3. Scliaffer: Fromme's Mikrotom ohne Schlittenführung etc. 299 



deren untere, ausgehöhlte Fläche den verschiedenen Schraubenspindeln 

 Spielraum giebt, trägt von einander unabhängig die Vorrichtung zur 

 Führung des Messers und zur Feststellung und Hebung des Präparates. 

 Die erstere besteht aus einem zwischen zwei Spitzen w, n laufenden, 



massiven Krahn m, an dessen freiem Ende das Messer a mittels der 

 Schraube L befestigt werden kann. Die Bewegung desselben , welche 

 mit der rechten Hand vorgenommen wird, ist eine leichte und durch die 

 Art der Befestigung vollkommen sichere in einer unverrückbaren hori- 

 zontalen Ebene. Bei der geringen Länge der starken Messer von 13 

 bis 16 cm kommt ein Federn derselben nicht in Betracht; bei grosser 

 Messerlänge von 20 bis 24 cm wird auch die Möglichkeit dieses Fehlers 

 durch eine eigene Vorrichtung zu beheben gesucht. Entsprechend der 

 Halbkreisführung des Messers und dem Grundsatze, bei Celloidinprä- 

 paraten eine möglichst lange Schneide auszunützen, ist das Messer 

 säbelförmig gekrümmt, d. h., seine Sclineide stellt das Bogenstück 

 eines Kreises dar; daher wird beim Schneiden jedes stärkere Drücken 

 und Quetschen des Präparates vermieden und rein im Zuge ge- 

 schnitten. 



Was den zweiten Theil des Instrumentes anlangt, so wird das Prä- 

 parat durch eine Mikrometerschraube (/ gehoben , deren Mutter in der 

 Grundplatte fixirt ist. Die Schraube ist mit einer Drehscheibe H fix 

 verbunden, welche an ihrem Rande eine Theilung von 100 Theilstrichen 

 trägt. Ueber der Drehscheibe wird durch eine am Pfeiler F befestigte 

 Parallelogrammverschiebung E die Präparatenklammer c getragen. 

 Dreht man nun die Scheibe (mit dem Mittel- oder Zeigefinger der linken 



20* 



