302 Schaff er: Fromme's Mikrotom ohne Schlittenführung etc. VIII, 3. 



stellende Aufklebeplatte i, auf der der Paraflinblock n aufgeschmolzen 

 ist. Durch Heben und Senken derselben oder der ganzen „Klammer" 

 ist die Verschiebung in der Verticalen ermöglicht. Die Handhabung 

 des ganzen Apparates ist nun sehr einfach : man stellt mittels des Kugel- 

 gelenkes h und der Schraube c grob ein, während die zwei Stell- 

 schrauben aa zur feinen Einstellung oder zur Aenderung der Schnitt- 

 ebene während des Schneidens dienen. 



Will man Celloidinpräparate einspannen, so hakt man die schlitten- 

 förmige Klammer l an dem Prisma der oberen Scheibe ein, wo sie 

 mittels zweier Schrauben festgestellt werden kann und hat dann eine 

 gewöhnliche Klammer, die aber ebenfalls mittels Kugelgelenk und Stell- 

 schrauben orientirt werden kann. 



Will man den Celloidinblock nicht direct einklemmen, sondern auf- 

 kleben, was ja in den meisten Fällen besser ist, dann werden Kitt- 

 platten aus Buchsholz beigegeben, auf die man das Präparat in gewöhn- 

 licher Weise mit Celloidin festklebt ; dadurch wird die ganze Vorrichtung 

 noch einfacher. 



Mikrotom und Klammer sind zu beziehen von Gebrüder Fkojoie, 

 Wien UI. , Hainburgerstrasse 21, Vertreter der optischen Werkstätte 

 Cakl Zeiss in Jena. 



[Eingegangen am 21. October 1891.] 



