;^10 Stoss: Construction eines Külilmessers. VIll, 3. 



Schlitten des MiKHE'schen Hebelmikrotoms befestigt.) ein Winkelstück 



I I aufgeschraubt, in welches die rechtwinkelig umgebogene 



Fussplatte (/) eingehängt wird. Im übrigen auch hinsiclitlich seiner 

 Anwendungsweise bleibt der Apparat derselbe wie bei der ersterwähnten 

 Einrichtung. 



[Eingegangen am 22. üctober 1891.] 



[Aus dem Anatomischen Institut der Thierärztlichen Hochschule zu München.] 



Construction eines Kühlmessers. 



Von 



Prosector A. Stoss 



in München. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Die in den Sommermonaten so oft eintretende Unmöglichkeit, mit 

 Paraffin als P^inbettungsmasse embryologischer und histologischer Ob- 

 jecto zu arbeiten, veranlasste mich, eine Vorrichtung zu construiren, 

 welche die Anfertigung von Präparaten von der Temperatur unabhängig 

 macht, und glaube ich meinen Zweck durch nachfolgend beschriebenen 

 Apparat erreicht zu haben. 



A. Paraffinkühlung. Ein massig starker Luftstrom, am be- 

 quemsten durch Wassergebläse erzeugt, wird durch eine mit klein ge- 

 klopftem, reinem, ungesalzenem Eise gefüllte Flasche geleitet, so dass 

 die Luft von oben nach unten das Eis durchzieht. 



Hierzu eignet sich am besten eine 2 Liter fassende Flasche mit all- 

 mälilig sich verjüngendem Halse und einer Waudöffnung (a) nächst dem 

 Boden. Nach Füllung der Flasche wird dieselbe mit einem Gummipfropf 

 verschlossen, welcher doppelt durchbohrt ist. — Die eine OefFnuug (b) 

 nimmt eine Glasröhre auf, die den Hals der Flasche durchsetzt und 

 dann U-förmig abgebogen ist, um den Verschluss der Oeffnung durch 

 das herabsinkende, schmelzende Eis zu verhüten; in die andere Oeflf- 



