336 



Referate und Besprechungen. 



VIIL 3. 



s, wie beim RKicHERx'scheii Regulator, regulirt werden kann. An ihrem 

 Endpunkte bei a mündet die Capillare in die Spitze eines Röhren- 

 dreiecks, dessen Basis bei c einen 

 Glashahn trägt, und welches durch 

 2 an den anderen freien Ecken an- 

 gebrachte Röhrenansätze in die Gas- 

 leitung eingeschaltet werden kann. 

 Man senkt das Quecksilbergefäss 

 bei Gebrauch des Regulators mög- 

 lichst tief in den Wasserraum des 

 Thermostaten etc. ein und stellt 

 mittels der Schraube 6' das Queck- 

 silber so ein, dass bei der ge- 

 wünschten Temperatur der Queck- 

 silbermeniscus gerade anfängt bei a 

 die Passage für das Gas durch die 

 Schenkel des Röhrendreiecks zu ver- 

 legen. Das Gas kann dann also 

 nur noch die Basis des Röhren- 

 dreiecks passiren und liefert jetzt 

 das Erhaltungstiämmchen, dessen 

 Höhe mittels des Hahns bei e noch 

 genauer regulirt werden kann. Der 

 Thermoregulator ist wegen seiner 

 einfachen Construction , Empfind- 

 lichkeit (Altmann giebt eine Ge- 

 nauigkeit an den innegehaltenen 

 an) und leichten lunstellbarkeit zu 

 Gzapleivshi ( Tühwgen). 



Temperaturen von 

 empfehlen ^ 



U-05« C. 



Beyeriiick, M. W., Die Capillarhebermikroskopirtropfen- 



f lasche (Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk. Bd. IX, 1891, 



No. 18, 19, p. 589). 



Der unter dem grossartig klingenden Namen „Capillarhebermikro- 



skopirtropfenflasche" resp. „Capillarhcberbacterienculturkölbchen" von 



Bkyekinck in die Welt gesetzte nützliche Apparat besteht aus einer 



gewöhnlichen Spritzfiasche, deren Steigrohr durch einen „Capillarheber", 



d. h. einen Heber, dessen äusseres Bein in eine Capillarröhre ausläuft, 



') Zu bezieben von Dr. R. Mi kncke Berlin, NW, Lulsenstr. 58. 



