VIII, 4. Brauer: Reichert's neuer Zeichenapparat. 453 



Er liefert lichtstarke Bilder ohne verminderte Sehschärfe, wie der 

 ZEiss'sche, ohne dessen Nachtheil der Schiefstellung der Zeichenfläche 

 und gestattet weiter eine horizontale Zeichenfläche, wie der ABBE'sche, 

 ohne Verminderung der Sehschärfe, so dass beide Vorzüge dieser Appa- 

 rate für den erwähnten Zweck in demselben vereinigt sind. Der Apparat 

 lässt sich weiter, wie die erwähnten, mit gleichem Vortheil am Mikro- 

 skop verwenden ; bei schwachen Vergrösserungen, wo durch die grosse 

 Lichtfülle des mikroskopischen Bildes die Zeichenfläche etwas weniger 

 deutlich erscheint, ist es zweckmässig, dass entweder in den Beleuch- 

 tungsapparat des Mikroskopes, oder auch direct unter das zu zeichnende 

 Object ein blaues Glas eingeschaltet werde, ausserdem kann durch die 

 beiden an a und h gefassten blauen Gläser das Licht am Apparat selbst 

 nach Bedarf abgedämpft werden. 



Am Miki'oskop oder am Präparirmikroskop wird der Apparat, wie 

 in der Figur ersichtlich, mittels der Schraube c befestigt, das Prisma 

 ist fix, der Spiegel Sp drehbar und hat bei Th eine Theilung, an welcher 

 genau ersichtlich, wenn der Spiegel auf 45" oder einige Grade mehr oder 

 weniger zur Zeichenfläche geneigt ist. Obwohl theoretisch die Stellung 

 auf 45" die einzig richtige ist, so ist doch manchmal aus räumlichen 

 Bedürfnissen eine kleine Abweichung wünschenswerth und praktisch auch 

 ohne Bedeutung, dies aber an der Theilung ersichtlich. Um nun beim 

 Gebrauch auch das mikroskopische Bild ohne den Apparat beobachten 

 zu können, ist derselbe an dem in der Figur nicht sichtbaren Stifte leicht 

 drehbar und lässt sich dadurch bequem, um das Ocular zu wechseln, 

 aus- und nach Belieben auf das früher beobachtete Bild wieder ein- 

 schalten. Damit letzteres mit voller Sicherheit geschieht, dient ein Stift 

 als Anschlag. 



Am zweckmässigsten ist der Apparat am Mikroskop mit Reichekt's 

 Ocular 2 zu verwenden, um aber auch schwächere oder stärkere Oculare 

 verwenden zu können, ist er in dem Stifte D etwas verschiebbar, über- 

 dies kann er durch Verschieben auf der Hülse T in seiner Entfernung 

 von den Ocularen etwas verstellt und dann mit der Schraube C in der 

 richtigen Stellung fixirt werden. 



[Eingegangen am 1. B'ebruar 1892.] 



