VIII, 4. Referate und Besprecbungen. 497 



Ref. ist der Meinung, dass es nicht erforderlich gewesen wäre, ein 

 besonderes und noch dazu complicirtes Instrument für den erwähnten 

 Zweck zu construiren. Die namentlich von Fuess und Bbunn^e einge- 

 führten Erhitzungsapparate *, die sich direct an die Mikroskope anbringen 

 lassen, bieten zum mindesten dieselben Vortheile des Wyeouboff' scheu 

 Instruments, entbehren aber des Nachtheils desselben, der darin besteht, 

 dass die Erwärmung einseitig erfolgt. Wichmann. 



Emery, C, Due nuovi apparecchi per studi entomolo- 

 gici [Zwei neue Apparate für entomologische 

 Studien] (BuUett. della Soc. Entomol. Ital., anno XXII, 

 1891, p. 85—92 c. 5 figg.). 



1. Emeky hat zur genauen Messung kleiner Insecten oder ihrer 

 Theile unter dem Mikroskop ein „Entomometer" construirt, welches 

 bei KoEisTKA in Mailand für 80 Lire käuflich ist. Er besteht aus einem 

 13 cm langen Rohre, dessen Enden durch das Objectiv und Ocular ge- 

 schlossen werden. Das apochromatische Objectiv hat eine Brennweite 

 von 5 cm, das ebenfalls achromatische Ocular eine solche von 3 cm. 

 In einer Entfernung von 10 cm über dem Objectiv befindet sich ein 

 auf eine Glasplatte eingravirtes Mikrometermaass von 11 Linien, welche 

 0"5 mm weit von einander abstehen und durch eine oder mehrere Linien 

 senkrecht geschnitten werden. Zwischen dem Mikrometer und dem Ocu- 

 lar ist eine Kalkspathlamelle von etwas mehr als 0'5 cm Dicke einge- 

 schaltet, welche durch einen drehbaren Ring, in den sie vermittels einer 

 Handhabe eingelassen ist, gedreht werden kann. Durch diese Drehung, 

 deren Grösse gegenüber einer am Instrument angebrachten Linie nach 

 %o rai^ genau abgelesen, nach Viooo roiD ziemlich genau geschätzt 

 werden kann, bewegt sich das ausserordentliche Bild, je nach der Rich- 

 tung der Drehung, nach rechts oder links und mit ihm die betreffenden 

 Linien des Mikrometers. Indem man diese nun auf die Grenzen des 

 Objectes resp. deren Theile, welche kleiner als 0*5 mm sind, einstellt, 

 kann mau mit Hilfe des aussen angebrachten Indexes und eventueller 

 Addition resp. Subtraction die Grösse des Objectes genau feststellen. 



2. Emery hat den KocHs-WoLz'schen Beleuchtungsapparat 

 (vergl. diese Zeitschr. Bd. V, 1888, p. 478) dahin modificirt, dass er sich 

 an jeder gewöhnlichen Petroleumlampe anbringen lässt, oiine die Lampe 

 als solche zu verdunkeln, indem er nur die Flamme selbst verdeckt. 

 Ein kurzer Blechcylinder, welcher unten auf den Trägern der Glocke 



Cfr. diese Zeitschr. Bd. VII, 1890, p. 33, 484. 



Zeitsehr. f. wiss. Mikroskopie. VIII, 4. 33 



