VIII, 4. Referate und Besprechungen. 505 



in der königlichen mechanisch-technischen Versuchsanstalt zu Berlin ein 

 mikrophotographisches Laboratorium ein , welches besonders insofern 

 bemerkenswerth ist, als das Mikroskopstativ und die an dem mikro- 

 photographischen Apparate angebrachten Vorrichtungen zur Beleuchtung 

 undurchsichtiger Objecto von einer Vollkommenheit sind , wie sie sich 

 kaum an einem anderen Orte finden. Der Natur der Sache nach han- 

 delt es sich hier zumeist um Aufnahmen undurchsichtiger Objecto, ins- 

 besondere von geschliffenen und geätzten Flächen der Metalle. Da in 

 Ermangelung von besonderen Mitteln die Einrichtung nach und nach 

 angeschafft werden musste, so wurde von der Beschaffung eines der be- 

 kannten grossen Apparate Abstand genommen. Das Mikroskop ist nach 

 dem Plane von Prof. Mabtens von der Firma Cabl Zeiss entworfen 

 und ausgeführt. Es steht auf einem durch Schraube in der Kichtung 

 der optischen Achse verschiebbaren Schlitten und ist auf einer Guss- 

 eisenplatte befestigt, die auf zwei festen Spitzen und einer Stellschraube 

 ruht, so dass man die optische Achse des Mikroskops wagerecht ein- 

 stellen kann. Das Mikroskop besteht aus einem für sich mit grober 

 und feiner Einstellung beweglichen Tisch und aus einem mit Trieb be- 

 wegbaren Tubus von 50 mm Weite. Tisch und Tubus finden ihre 

 directe Stützung auf dem gemeinsamen Träger. Die Beweglichkeit des 

 Tisches ist eine sehr ausgiebige , um sowohl bei der Anbringung um- 

 fpiigreicher Objecte (Bruchstücke von Metallen u. s. w.), als auch der 

 verschiedenen Hilfsvorrichtungen nicht beengt zu sein. Der Tisch hat 

 die Einrichtung des ZEiss'schen photographischen Kreuztisches, welche 

 eine am Nonius ablesbare Verschiebung um 10 mm der Tischplatte 

 sammt Object von oben nach unten und von rechts nach links, sowie 

 ausserdem die Drehung der Tischplatte in ihrer Ebene gestattet. Die 

 Anfangslage in letzterer«Beziehung ist durch einen Riegel gesichert, der 

 in eine Lücke der runden Tischplatte eingreift und gegebenen Falls 

 deren Verbleiben in der Nulllage bewirkt. Die Platte hat eine Einlage, 

 sodass eine TischöfFnung bis zu 35 mm Durchmesser zur Verfügung 

 steht. Die Beleuchtung für durchfallendes Licht geschieht mit den ge- 

 wöhnlichen Condensoren. Mittels der gewöhnlichen Federklemmen kann 

 auf dem Tisch ein Objecthalter angebracht werden , welcher es ge- 

 stattet , auch bei unregelmässig geformten Stücken die abzubildende 

 Ebene des Objectes senkrecht zur optischen Achse einzustellen; der 

 Rahmen ist um zwei zu einander senkrechte Achsen drehbar. Die 

 grobe Verschiebung des Tisches erfolgt mit Trieb und Zahnstange, die 

 feine durch Mikroraeterschraube von der matten Scheibe aus durch ab- 

 nehmbaren Schlüssel mit HooKE'schen Gelenken, 



