506 Referate und Besprechungen. VIII, 4. 



Für die Beleuchtung mit autfallendem Lichte werden mehrere Ein- 

 richtungen benutzt, und zwar für die schwachen Objective entweder ein 

 unter 45 ** vor dem Objectiv aufgestelltes Planparallelglas, oder ein 

 Prisma, letzteres gegebenen Falls so weit vorgeschoben, dass die eine 

 Hälfte der Objectivöffnung bedeckt ist. Beide Vorrichtungen werden 

 von dem am Tubus verstellbar befestigten Träger gestützt, der an einem 

 wagerechten und einem in Kugelgelenk beweglichen senkrechten Arm 

 das Planparallelglas oder das Prisma in der richtigen Lage hält. Für 

 die stärkeren Objective wird die Beleuchtung mit auffallendem Licht 

 von oben her durch das Objectiv bewirkt, indem das Licht durch eine 

 Seitenöffnung durch ein Prisma und die eine Hälfte des Objectivs auf 

 das Object geworfen wird, welches dann durch die andere Hälfte abge- 

 bildet wird. Mit dieser Einrichtung sind die apochromatischen Ob- 

 jective (Zeiss) von 0*30 und 0-95 numerischer Apertur (16 mm und 

 4 mm Brennweite) versehen. Die Fassung der Prismen besteht aus 

 einem kleinen Kasten, der sich seitlich verschieben lässt, so dass man 

 das Prisma nach Belieben etwas aus der Mitte herausrücken oder auch 

 ganz bei Seite schieben kann. Hierdurch ist es ermöglicht , das Licht 

 ein wenig schief zur optischen Achse einfallen zu lassen, oder auch das 

 Objectiv mit seiner vollen Oeffnung für durchfallendes Licht zu benutzen. 

 Für die Begrenzung der Bewegungen sind Schränbchen vorgesehen. 

 Um das Prisma senkrecht zur optischen Achse des Beleuchtungsapparates 

 einzustellen, ist ein um die optische Achse drehbares Zwischenstück an- 

 gefertigt worden , an welches beide Objective passen. Ausser diesen 

 Apochromaten mit besonderem Prisma ist noch eine Fassung vorhanden, 

 in welcher das Prisma fest und nicht seitlich verrückbar angebracht 

 ist; an diese Fassung passen die Objective A, B und DD von Zeiss. 



Die übrigen Einrichtungen weichen von den in jedem mikrophoto- 

 graphischen Laboratorium vorhandenen nicht wesentlich ab, lassen aber 

 überall die Hand des geschickten , erfahrenen Praktikers erkennen. 

 Zwei dem lehrreichen Aufsatze beigegebene Lichtdrucktafeln mit 33 Mi- 

 krophotogrammen von undurchsichtigen Objecten beweisen zur Genüge 

 die Brauchbarkeit der vom Autor ausgebildeten Methode. 



Millr, F. W., Photography applied to the microscope. 

 London 1891. 

 Das bescheidene Heftchen , welches den Anfänger in die mikro- 

 photographische Praxis einführen soll, beginnt mit einer von Charteks 

 White verfassten Anleitung zur Herstellung mikroskopischer Präparate. 

 Wer sich einbildet , eine irgendwie nutzbringende Anleitung dieser Art 



