Band XL Heft 1. 



lieber einig-e Yerbesseruno'en und Znsätze 

 am Mikroskopstative. 



Von 



J. Amanu 



in Zürich. 



Die mechanische Arbeit unserer heutigen Mikroskopstative hat einen 

 hellen Grad von Vollkommenheit erreicht. Wer Gelegenheit hat, ab- 

 wechselnd mit Stativen älteren Datums und mit solchen der jetztigen 

 Zeit zu arbeiten, wird ohne weiteres anerkennen, dass auch in dieser 

 Hinsicht nicht unbedeutende Fortschritte gemacht worden sind. In der 

 That können die Stative einiger der guten Constructeure in puncto 

 Präcision geradezu mit astronomischen Instrumenten verglichen werden. 



Es sei mir hier gestattet, ganz kurz auf einige kleinere Verbesse- 

 rungen und Zusätze hinzuweisen, welche mir als wünschbar erscheinen 

 und so leicht realisirbar sind, dass sich der Preis der Stative dadurch 

 nur um ein Geringes höher stellen dürfte. 



Ich möchte in erster Linie den Wunsch aussprechen, dass, bei 

 grösseren Stativen wenigstens, das Linsensystem des AnBE'schen Con- 

 densors durchwegs centrirbar gemacht werde. Ueber die Vortheile 

 dieser Construction bei mikrophotographischen Aufnahmen z. B. und 

 auch bei der gewöhnlichen Beobachtung brauche ich nicht viel Worte 

 zu verlieren. Die Centrirbarkeit des Condensors ist schon lange seitens 

 englischer Autoritäten als eine für jedes vollkommene Mikroskop uner- 

 lässliche Bedingung bezeichnet worden. Allerdings gehen die Ansichten 

 der englischen und der continentalen Mikroskopiker über manche Punkte 

 auseinander, doch kann ich nicht umhin, zu bemerken, dass wir im 

 Betreff der Zweckmässigkeit einiger Constructionseigentliümlichkeiten 

 der englischen Stative mit der Zeit eines Besseren belehrt worden sind: 

 ich erinnere nur z. B. an die seit langer Zeit in England im Gebrauch 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XI, 1. . ■'■ 



