2 A mann: Einige Verbesserungen und Zusätze am MikroHkopstative. XI, 1. 



stellende sogenannte Irisblende und an den beweglicbcn Objecttiseli, fiir 

 welcbe es vi(;l Zeit gebcaiieht bat, bis sie auf dem (Jontinent gebörig 

 gewürdigt wurden. 



Ein zweiter Punkt betrifft das Anbringen des I'oiarisators, wie 

 es bei den meisten continentaien Stativen , welcbe nicbt speciell als 

 l'olarisationsmikroskope eingeriebtet sind, diircb Einbängen in den 

 Diapbragnienträger des Condensors gescbieiit. Diese Vorricbtung, welcbe 

 die Irisblende ausser Tbätigkeit setzt und oft die freie Bewegung des 

 Beleucbtungsspiegel verbindcrt, erscbeint mir docb etwas verbesserungs- 

 fäbig und -bedürftig. Das blosse Auflegen der Oyps- und Glimraer- 

 plättcben auf die meistens oben ganz llacbe Fassung des I'oiarisators 

 ist aucb allzu primitiv und unbe()ucm, indem bei geneigter Stellung des 

 Mikroskop.skörper die riättcben abrutscben und, bei vielen Stativen 

 wenigstens, der Kaum zwis<;ben Diai)bragmenträger und Linsenträger 

 des AiJiiK nicbt erlaubt, mebrere Oyps- und (jilimmerplättclien (in 

 ibrer gewöbnlicben Fassung) übereinander zu legen, wie dies bei Ver- 

 sucben über elliptiscbe und (Jireular-J'olarisation notb wendig ist. Sebr 

 erwiinscilt wäre aucb eine einfadie Vorricbtung, welcbe erlauben würde, 

 die (iyps- und (Jllimmerplättcben für sieb, d. b. unabbilngig vom 

 Polarisator, in eine Ebene senkrecbt zur optiscben Aclise des Instru- 

 raent(\s berumzudreluin. 



Ein weiteres Desidcratum bezweckt das Nutzbarmacben der beute 

 erreicbtcn lioben V(!rvoIlkonimnung der feinen ICinstellung für exacte 

 Messungen in der lliclitung der Acbse. Der Ko[)f dcv Mikrometer- 

 scbraube trägt gewöbnlicb eine Tbeilung, welcbe die Hundertstel Milli- 

 meter angiebt. Durcli längeren Gebraucli von FuKHs'scben Stativen, 

 bei welcben die feinere Tbeilung des Sebraubenkopfes und die Zugabc 

 eines Noniiis erlauben, Höben- resp. Dickenmessungen von ein Tausend- 

 stel Millimeter vorzunobmen, liabe icb micb überzeugen können, dass 

 mittels einer solcben exacten Construction wirklieb Messungen vorge- 

 nommen werden können, welcbe, unter lieobacbtung einiger tbeoretiscb 

 leicbt bestimmbaren (Jautelen, eine Genauigkeit von 1 bis 2 (x erreiebcn 

 können. Die 'J'beilung des Sebraubenkopfes in 0-()l Millimeter ersdieint 

 unter diesen Umständen nicbt genügend, um die Vortbeile der sebr ge- 

 nauen (yonstruction gegebenen Falls ganz ausnützen zu können. 



Bei den meisten Stativen wird jetzt der Tubusauszug mit <'iner 

 MillimetertlKiilung verseben. Diese 'i'beilung mag ilire Nützlicbkeit 

 baben, ebenso nützlicb aber, oder wobi nocb nützlieber, wäre bei Sta 

 tiven mit grober Einstellung mittels Zabn und Trieb eine Tbeilung, 

 welcbe die l]öhcnverscbiebung(!ii des ganzen optiscben Systems durcb 



