XI. 1. Aman n: Einige Vevbosserungon und Zusätze ani Mikroskopstative. 3 



die grobe Einstolluiig;, in Bezug auf die Objeotebene zu messen er- 

 laubte. Eine solche Theilung lässt sich loiolit seitlich am Tubus an 

 geeigneter Stelle anbringen, ein unbeweglicher Index oder bosser noch 

 ein Nonius wird an dem Arm, welcher den Tubus mit der feineu Ein- 

 stellung verbindet, angeschraubt. Diese Vorrichtung erweist sich bei 

 der Messung der Brennweite von Linsensystemen als sehr nützlich; ein 

 weiterer Vortheil derselben besteht darin , dass sie die grobe Ein- 

 stellung wesentlich erleichtert resp. sicher macht. Man braucht nur 

 den Stand des Index für die verschiedenen optischen (\>mbinationen 

 sich ein für allemal bei mittlerer Lage der feinen Einstellung und für 

 eine mittlere Picke des Objectträgers zu merken und weiss sofort, wie 

 weit man den Tubus hinunter zu schrauben braucht ohne Präparat und 

 Objectiv zu gefährden und ohne genöthigt zu sein, viel an der feinen 

 Einstellung herumzudrehen ', 



Ferner wäre es wünschbar, dass durchweg bei allen Stativen die 

 Blendung am unteren Ende des Tubusauszug durch ein Zwischenstück 

 mit dem englischen oder dem HAKTNAGKSchen Gewinde ersetzt werden 

 könnte, um schwache Objective auf die obere Brennebene des zur Be- 

 obachtung dienenden stärkeren Objectives einstellen zu können. Diese 

 höchst einfache Vorrichtung bietet eine Menge Vortheile: Sie erlaubt 

 die mikrometrische Messung der Iris der Objective und somit der 

 numerischen Apertur, die Beobachtung der Beugungspectren und die- 

 jenige der Achsenbilder im convergenten polarisirteu Licht ; sie er- 

 leichtert weiter die Anbringung eines Analysators unmittelbar über das 

 Objectiv, was ich nach langjähriger Erfahrung für fortgesetzte Beob- 

 achtung im polarisirteu Lichte, tür die beste und praktischste Stellung 

 des Analysators halte, indem die kleinen Nachtheilo, welche diese 

 Stellung bietet, durch den s e h r g r o s s e n V o r t h e i 1 dos freien Ge- 

 sichtsfeldes reichlich compensirt werden. Diese Vorrichtung der Ein- 

 stellung des Mikroskopes auf die obere Brennebene des Objectives ist 

 überdies beim Gebrauch des Mikrorefractometers nach Kohlkausch nu- 

 entbehrlich. 



Endlich möchte ich den Wunsch aussprechen, dass das Lackiren 

 des unteren Theiles der Objcctivfassung durch das zweckmässigerO 

 Platiniren oder Palladiiren auf galvanischem Wege ersetzt werde. 

 Besser noch wäre allerdings, die g an ze Objectivfassuug durch einen 



») So ausgestattet kjuin das Mikroskop geradezu als Sphivromoter. oder 

 meinetwegen gi^f «1^ Kathetometer iiebrauoht werden und giebt Deoimeter. 

 CVutimeter, Millimeter. Zebutel , Uiuidertstel und Tausendstel Millimeter 



direct an. 



1* 



