94 



Referate. 



XI, 1. 



gegen Luftinfection , während das auf den Boden des Kölbchens 

 reichende untere Ende katheterschnabelartig nach der entgegengesetzten 

 Seite gekrümmt ist. . Die Flasche kann sowohl trocken als im Dampf 

 sterilisirt werden. Behufs Füllung werden die Watteverschlüsse ent- 

 fernt und die glockenförmige Schutzhülse unten mit einem Gummi- 

 stopfen (c) verschlossen, durch dessen Bohrung ein als Entnahmerohr 

 dienendes gerades Röhrchen geht, dessen inneres Ende die Spitze des 

 Steigrohrs innerhalb der Schutzglocke umgreift. Die Füllung geschieht 



durch vorsichtiges Ansaugen durch das kurze Druckrohr, am besten 

 mit einer Wasserstrahlluftpumpe, während das Entnahmerohr mit seinem 

 unteren Ende in die zu entnehmende Flüssigkeit eintaucht. Nachdem 

 die Flasche bis zur gewünschten Höhe gefüllt ist, wird der Gummi- 

 stopfen mit dem Entnahmerohr entfernt, und die Watteverschlüsse werden 

 wieder angebracht. 



Die Flasche eignet sich auch zur Sterilisation des Blutserums nach 

 dem Chloroformverfahren von Kirchner*. 



CzapleivsJci {Königsberg i. Fr.). 



Petri, B. J., U. Maasseu, A., Ein bequemes Verfahren für 

 die anaerobe Züchtung der Bacterien in Flüssig- 

 keiten (Arb. a. d. K. Gesundheitsamt Bd. VIII 1892, H. 2.). 

 Petri und Maassen Hessen sich zur Anaerobiencultur in Flüssig- 

 keiten Gefässe nach folgendem Princip construiren. An ein ge- 



*) Der Apparat wird von der Firma Roh. MüNCKK-Berlin zum Preise von 

 Mk. 2.75 geliefert. 



