Band XL Heft 2. 



Das Objcctiv i|i5" Semiapocliromat 

 liouioo^ene Immersion der Firma F. Koristka 



in Mailand. 



Von 



J. Amaim 



in Zürich. 



Es wurde mir vor kurzem das neue Objectiv y,5" „Semi.apocbro- 

 mat" der Firma F. Koristka in Mailand zur Begutachtung vorgelegt, 

 und dürften vielleicht die Ergebnisse der eingehenden Prüfung dieses 

 Systems für die Leser dieser Zeitschrift von einigem Interesse sein. 



Nach dem Katalog der Firma ist die Zusammensetzung dieses Ob- 

 jectives derjenigen der Apochromate ähnlich, nur ist darin der P^'lusspath 

 durch eine passende Glasart ersetzt. Die Apertur wird zu 1"30 ange- 

 geben, das Objectiv soll mit Compensationsocularen gebraucht werden 

 und giebt bei 160 Millimeter Tubuslänge mit den Ocularen 4, 6, 8, 12, 

 18 Vergrösserungen von 600, 900, 1200, 1800, 2700. Der Preis dieses 

 Systems, zusammen mit den beigegebenen Compensationsocularen 4 und 

 8, beträgt 200 Lire (160 Mark). 



Die Prüfung des mir vorgelegten Exemplares ergab folgende Daten : 

 Brennweite 1*8 mm, numerische Apertur, mit dem Apertometer gemessen, 

 1*32. Das beigegebene Immersionsöl (eingedicktes Cedernholzöl) hat 

 einen Brechungsindex nD = 1*515. 



Als Ocular gebraucht, die Frontlinse gegen das Auge gekehrt, zeigt 

 das System keine grösseren und nicht zu viel kleine Flecken. Diese 

 einfache und äusserst empfindliche Prüfung der Linsen auf ihre Beschaffen- 

 heit ist schon von Karting vorgeschlagen worden, scheint aber neuer- 

 dings etwas in Vergessenheit gerathen zu sein; doch betrachte ich die- 

 selbe als uncrlässlich, da mir bereits Objectivsystemc vorgekommen sind, 

 welche zahllose Flecken, ja einige Male sogar ganze vielfach vcrschlun- 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XI, 2. 10 



