XI, 2. Kolossow: Neuer Apparat für Paraffineinbettiing der Objecte. 157 



rates bildet, so dass hinter dem Scbränkchen eine freie Fläche F (etwa 

 10 cm breit) bleibt, die mit einem Riegel it mit Doppelreihe runder 

 Oeffnungen von 1*5 cm im Durchmesser versehen ist. Ein eben solcher 

 Riegel (auf Figur 5 sind nur die äusseren Enden der beiden Riegel 

 sichtbar) ist auch am Boden des Schränkchens (die Breite des letzteren 

 ist 11 cm, seine Höhe etwa 13 cm) angebracht, in dessen Mitte ein cy- 

 lindrisches Gefäss gestellt wird, in das durch das Rohr an der oberen 

 Wand des Schränkchens ein Thermometer t^ geschoben wird. Links 

 auf der Fläche F ragen die Enden zweier kupferner Röhren hervor, 

 welche in die untere Abtheilung des Apparates führen ; durch jede von 

 ihnen kann diese Abtheilung mit Wasser gefüllt werden. Die Höhe des 

 Wasserstandes ist durch das Niveau N (Figur 5) auf der hinteren Wand 

 des Apparates zu sehen ; daneben ist an dem Boden ein Hahn Hn zum 

 Auslaufen des Wassers angebracht. Von aussen ist der ganze Apparat, 

 seinen Boden uud die Fläche hinter dem Scbränkchen (auf welche ein 

 niedriges Gestell ii für mikroskopische Präparate passt) ausgenommen, 

 mit Linoleum überzogen. Nachdem die untere Abtheilung A desselben 

 mit Wasser gefüllt ist, welches von allen Seiten die Hülsen h mit den 

 in sie hineingeschobenen Schiebladen schl umgiebt — ausser der kleinen 

 vorderen doppelten (Figur 2) Wand der letzteren — , senkt man in die 

 eine von den erwähnten Röhren das Thermometer fg, in die andere den 

 Gasregulator Gr nach C. Reichert und erwärmt den Apparat mittels 

 der Flamme eines Gasbrenners. Wenn die Temperatur des Wassers 

 (welche das Thermometer ^3 anzeigt), folglich auch die Temperatur in 

 den Schiebladen schl 52 bis 53 ° C. erreicht, so steigt sie nach einiger 

 Zeit in der Schieblade Schl^ die in die Hülse Hl der oberen Abtheilung 

 eingeschoben ist ^, welch letztere von Luft umgeben ist und durch Wärme- 

 strahlung der Scheidewand Z erwärmt wird, auf 44"5 bis 45 " C. Diese 

 Temperatur zeigt das in der Schieblade Schl befindliche knieförmige 

 Thermometer i^ ; sollte dieselbe höher steigen (was übrigens kaum vor- 

 kommen dürfte), so kann man sie immerhin auf 1 " C. und noch mehr 

 sinken lassen (bei Stubentemperatur von 14 bis 15 ° R.), indem man den 

 Riegel auf der Fläche F fortschiebt. Was die Temperatur der Schränk- 

 chens anbetrifft, so erreicht sie dabei am Boden nur 37 bis 37*5 " C. 

 (mit geschlossenem Riegel ist sie circa 0*5 " niedriger). Auf diese Weise 

 giebt der Apparat drei constante, von einander abhängige Temperaturen 

 — die eine niedriger als die andere, etwa um 8 ^ C, welche den Zwecken 



Es wäre richtiger „der mittleren Abtheilung" zu sagen, da die obere 

 Abtbeilung des Apparates das Scbränkchen Seh darstellt. 



