XI, 2. Walsem: Beitrag zur Technik der Paraffinschnittbänder. 215 



Wirkung der verschiedenen Flüssigkeiten auf den Schnitt in diesem Falle 

 mehr allseitig und daher regelmässiger und schneller von statten geht. 

 Anderseits ist die Anwendung der biegsamen Unterlage bei grösseren 

 Schnitten angezeigt, wo nach feuchter Streckung und darauf folgender 

 Aufklebung eine bleibende, durch die von der Einwirkung der paraffin- 

 lösenden Flüssigkeit hervorgerufene Dehnung bedingte Kräuselung bei 

 der Benutzung einer festen Unterlage nicht zu vermeiden ist. Nach 

 diesen einleitenden Bemerkungen will ich nun folgende Punkte einer 

 genaueren Besprechung unterziehen : A. Die Bildung der Schnittbänder, 

 B. Die feuchte Streckung, C. Das Aufkleben. 



A. Die Bildung der Schnittbänder. 



Für das Bänderschueiden ist die Form des angewandten Mikrotoms 

 von grosser Bedeutung, und bei verschiedenen Mikrotomen ist man be- 

 strebt gewesen, gerade diesen Punkt ins Auge zu fassen (Mikrotome 

 von Minot-Ziihmeemann', de Gkoot-, Reinhold-Giltay^). Das erste und 

 das zweite Instrument kenne ich aus eigener, relativ langer Erfahrung 

 und muss dem zweiten gegenüber das erste bevorzugen, und die nach- 

 stehenden Erörterungen beziehen sich auf dieses Instrument. Ich hielt 

 es aber für nothwendig, einige Modificationen anzubringen. Bevor ich 

 auf diesen Punkt näher eingehe , ist es hier angebracht , über die Art 

 der Objecte und des Paraffins eine kleine Bemerkung zu machen. In 

 der ersten Hinsicht ist nur zu betonen, dass die Objecte möglichst frei 

 von stark fibrösen Theilen sein sollen, bei der Bearbeitung von Präpa- 

 raten des centralen Nervensystems sind also dickere Meningen- und Ge- 

 fässreste sorgfältigst zu beseitigen. In Betreff des Paraffins sei bemerkt, 

 dass ich im allgemeinen einer Paraffinsorte von in Be- 

 ziehung zur Grösse des Objects hohem Schmelzpunkt 

 bevorzuge aus später zu erörternden Gründen. BeimGiessen 

 des Paraffinblocks zeigt sich bekanntlich, sobald dieses eine gewisse 

 Grösse überschreitet, die unliebsame Erscheinung zahlreicher Lücken, 

 offenbar eine Folge der beim Festwerden des Paraffins stattfindenden 



1) ScHiEFFERDECKER, P., Mitthellimgen von den Ausstellungen wissenschaft- 

 licher Apparate auf der Anatomen -Versammlung zu Würzburg und der Gl. Ver- 

 sammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Köln im Jahre 1888 (Diese 

 Zeitschr. Bd. V, 1888, p. 471). 



2) DE Groot, J. G., Ueber ein automatisches Mikrotom (Diese Zeitschr. 



Bd. IV, 1887, p. 145). 



3) Moli,, J. W., Das Mikrotom Reinhold -Giltay (Diese Zeitschr. Bd. IX, 



1892, p. 445). 



