218 Walsem: Beitrag zur Technik der Paraffinschnittbänder. XI, 2. 



der Schnitte beim Schneiden selbst jeden Augenblick willkürlich bestim- 

 men zu können , ist von vornherein einleuchtend und darf auf keinen 

 Fall aufgegeben werden. Es lässt sich daher — die Temperatur des 

 Arbeitsraumes sei vorläufig eine coustante und zwar die gewöhnliche 

 Zimmertemperatur — die Herstellung regelrechter Schnittbänder nur 

 dadurch erreichen, dass die Temperatur an der Stelle, wo Messer und 

 Object sich treffen — ich möchte dies die „locale Schneidetemperatur" 

 nennen — regulirt wird. Durch die Wahl einer Paraffinsorte von be- 

 stimmtem Schmelzpunkte kommt man nur bis zu einer gewissen Grenze 

 weiter*. Erstens verliert man dadurch den obengenannten Vortheil, und 

 zweitens hat man es öfters mit Objecten von an verschiedenen Stellen 

 ganz verschiedener Grösse zu thun, Obschon ich an dem Satze fest- 

 halte, für sehr grosse Präparate weichere Paraffinsorten zu wählen, so bin 

 ich doch durch das zu beschreibende Verfahren vom Schmelzpunkte des 

 Paraffins weit unabhängiger geworden und habe meine grössten Schnitte 

 in einer Paraffinsorte von 52° C. Schmelzpunkt herstellen können. Da- 

 mit ist der früher als wünschenswerth hergestellte Satz erfüllt. Paraffin 

 mit höherem Schmelzpunkt als der Grösse des Objects entspricht, zu 

 wählen. Man kann in diesem Falle beim Schneiden durch Aenderung 

 der localen Schneidetemperatur die Schnittdicke in ziemlich weiten 

 Grenzen variiren^. Aber auch die früher vorausgesetzte Coustanz in 

 der Höhe der Zimmertemperatur ist ja thatsächlich nicht vorhanden ; 

 auch hiervon wird man durch Regulirung der localen Schneidetempera- 

 tur unabhängiger. Die künstliche Bestimmung der localen Schneide- 

 temperatur ist früher schon von Stoss^ angewandt worden. Um bei 

 höherer Temperatur des Arbeitsraumes (im Sommer in München) von 

 Objecten, welche nur das Einbetten in eine Paraffinsorte mit niederem 

 Schmelzpunkte ohne Schaden vertragen, dünne Schnitte zu erhalten, 

 empfiehlt Stoss kalte, durch ein mit Eisstücken gefülltes Gefäss geleitete 

 Luft auf das Object zu blasen und durch den hohlen Rücken des Messers 

 Eiswasser fliessen zu lassen. Dass die von Stoss empfohlene Einrich- 

 tung sehr zweckmässig und den Umständen angemessen ist, kann nicht 



') Schon P. Fkancotte, Inclusion daiis la paraffine (Bull, de la Societc 

 Beige de Microsc. 1884; vgl. diese Zeitschr. Bd. II, 1885, p. 228), empfahl 

 dies um dem Aufrollen der Schnitte vorzubeugen. 



2) Die Unannehmlichkeit, die Dicke der Schnitte beim Bänderschneiden 

 nicht willkürlich variiren zu können, empfand auch Gkaf Si-ee, welche daher 

 ein Maximum von 10 li für die Dicke angiebt. 



•'') Stoss, A., Construction eines Kühlmessers (Diese Zeitschr. Bd. VII, 1890, 

 p. 310). 



