XI, 3. Hildebraiid: Der Differential -Objcctl'übroi-. 305 



Besonders die Verwerthung der neueren bacteriologischen Arbeiten 

 für die Zwecke klinischer Diagnostik legt es dem praktischen Arzt nahe, 

 sein Mikroskop mit einem mechanischen Objecttisch auszustatten. Das- 

 selbe ist der Fall auf allen Gebieten, wo das Aufsuchen bekannter For- 

 men in einem mikroskopischen Präparat angestrebt wird. Anders ge- 

 stalten sich die Verhcältnisse bei morphologischen Studien. Hier, wo 

 das Object und nicht der Operirende Richtung und Ziel des Weges vor- 

 schreibt, den das Präparat unter der Objectivlinse einzuschlagen hat, 

 wird es lästig, mittels eines mechanischen Objecttisches eine Richtung 

 im Zickzack verfolgen zu müssen, und gar beim Studium sich bewegen- 

 der Lebewesen wird es unmöglich. Hier ist es, wo manuelle Geschick- 

 lichkeit zur vollen Geltung kommt. Einen Apparat nun zur Verfügung 

 zu haben, der sowohl die erstgenannte Aufgabe des Absuchens als auch 

 die Letztere, des Formenstudiums, erleichtert, muss zu den Annehmlich- 

 keiten beim Arbeiten gerechnet werden. 



Mein darauf abzielender und im Folgenden beschriebener und ab- 

 bildeter Objectführer wird bei den meisten mikroskopischen Arbeiten 

 sich als hülfreich erweisen, indem derselbe der Hand direct gehorcht, 

 d.h. gestattet, dass ohne Griffwechsel sowohl con- 

 stante Bahnen innegeli alten, als auch dem Object 

 angepasste Bewegungen — oder auch Combina- 

 tionen beider — ohne Weiteres ausgeführt werden. 



Ich erreiche dies durch eine Differenz in den Reibungs- 

 grossen zwischen den Flächen für die Vor- und Rückwärtsbewegung, 

 und denen, welchen die seitliche Verschiebung obliegt. Diese Reibungs- 

 differenz kann nun von der führenden Hand ignorirt werden zur Aus- 

 führung beliebiger Bewegungen ; oder man gestattet der herrschenden 

 Reibungsgrösse, die Controlle zu übernehmen, womit alsdann constante 

 Bahnen beschrieben werden, in einer Weise, welche sich aus dem Fol- 

 genden ergeben wird. 



Mein Objectführer besteht im wesentlichen aus einer zusammen- 

 gelenkten, mit Druckfeder versehenen, gefensterten , resp. geschlitzten 

 Platte, die quer dem Mikroskoptisch aufliegt, diesen auf einer Seite 

 überragend, und hier vermittels eines Culissenkopfes um eine stationäre 

 verticale Säule herum sowohl Rotation als auch gradlinige Culissen- 

 schiebung besitzt, während der am entgegengesetzten Ende der Platte 

 befindliche Knopf als Handhabe dient. 



Die Function des Instrumentes dürfte an Anschaulichkeit gewinnen, 

 wenn man die stationäre Säule x mit ihrem T-Stück T als integrirende 



Zeitschr. f. wisa. Mikroskopie. XI, 3. 20 



