XI, 3. Hildebraucl: Der Differential -Objectführer. 307 



versehen, in welchen die Schenkel der Platte ß gut anliegend sich 

 schieben. Das über den Kopf C hervorragende Stück der Säule x be- 

 sitzt ein Schraubengewinde für zwei Schraubenmuttern 8 S^ die obere 

 zum Festklemmen der unteren. Dieselben dienen zur genauen Höhen- 

 Einstellung des ganzen Instrumentes über die Fläche des Mikroskop- 

 tisches. Dies setzt voraus, dass zwischen dem Kopf C und dem T-Stück 

 T eine aufwärts drückende Feder sich befinde, wozu eine elastische Filz- 

 scheibe mit darüber gelegtem Hartgummiplättchen sich sehr gut eignet. 



Die zweischenkelige Platte ^ stellt in ihrem Umriss ein längliches 

 Viereck dar und besteht aus einem einzigen Gussstück. Von der Länge 

 ihrer Schenkel, resp. deren freier Gleitfläche hängt die Grösse der 

 lateralen Verschiebung des Objectes ab, welche wenigstens % Zoll (19 mm) 

 erreichen sollte. Die Schenkel sind nach der entfernteren Seite hin 

 offen, werden aber nach der Einführung des Culissenkopfes G durch ein 

 Querstück L geschlossen, welches die Verschiebung nach dieser Seite 

 hin begrenzt, während nach der entgegengesetzten Seite hin die Platte 

 nicht nur geschlossen ist, sondern auch querüber eine prismatische Ver- 

 stärkung V hat, auf welch letzterer wiederum ein Pföstchen i?, gegen- 

 über der Schenkelöflfnung sich erhebt, zur Anbringung der anfangs er- 

 wähnten Druckfeder D. Die Stirnseiten dieses vierseitigen Prismas V 

 — zwischen zwei seitliche Vorsprünge der Platte P eingeschoben — 

 stellen mit Hülfe der Schrauben BB eine Scharnirverbindung zwischen 

 den beiden Platten her. 



Von hervorragender Wichtigkeit ist die Feder Z), indem auf ihr die 

 eigenthümliche Leistung des Instrumentes beruht. Es ist eine bogen- 

 förmige, geschichtete Stahlfeder, in ihrer Mitte mit einem kleinen 

 Schraubenbolzen F versehen, welcher, in einer Bohrung des Pföstchens 

 R gelagert, vermittels einer vorne befindlichen Schraubenmutter E die 

 Spannung der Feder regulirt. Dies führt uns direct zur Betrachtung 

 der Platte P, denn diese ist es, auf welche der Druck der Feder über- 

 tragen werden soll. Nun sind beiderseitig an der Platte P, dicht neben 

 dem Scharnir nach vorne, Winkelhebel WW angebracht, welche den 

 Druck der Feder aufnehmen und dessen seitliche Richtung zu einer 

 verticalen machen. Hierdurch wird die Platte P mit einer entsprechen- 

 den Kraft auf den Mikroskoptisch AA niedergedrückt. 



Diese Federkraft kann auf mancherlei Weise geliefert werden. Ich 

 habe gerade, direct wirkende Federn, Torsionsfedern und Spiralfedern 

 benutzt, habe jedoch die hier beschriebene Form gewählt, wegen der 

 Leichtigkeit womit der Druck regulirt werden kann. Auch bleibt hier- 

 bei die ganze Fläche von P frei, selbst unterhalb der Schraubenmutter E. 



20* 



