308 Hildebrand: Der Differential -Objectführer. XI, 3. 



Die Platte P mit allen Accessorien ist aus einem Stück gegossen 

 und hat eine verhältnissmässig grosse Oeffnung zur vollen Ausnutzung 

 des ÄBBE'schen Condensors, entsprechende Grösse der TischöflFnung vor- 

 ausgesetzt. Die punktirte Linie in P bezeichnet die untere Seite der 

 Platte, welche hier bis zu Kartenblattdicke ausgedreht ist, zur Ver- 

 minderung des Gewichtes. Auch sollte aus diesem Grunde die ganze 

 Platte P aus Aluminium angefertigt sein, indem alsdann ein geringerer 

 Federdruck genügt, um bei geneigter Stellung des Statives ein Ab- 

 rutschen des Führers zu verhüten. 



Die Federn zum Festhalten des Objectträgers, sowie der Führungs- 

 knopf K sind aus der Zeichnung ersichtlich. Damit die Schiebungen 

 über die Tischfläche hin ohne Schürfen und doch mit einer gewissen 

 Adhäsion von Statten gehen, ist etwa ein Drittel der unteren Seite der 

 Platte P mit dünnem aber festem Wollenzeug belegt, wie hier durch 

 Punktirung angedeutet. Gegen diese Anordnung können vom theoreti- 

 schen Standpunkte aus mancherlei Einwendungen gemacht werden, be- 

 sonders die, dass die Verschiebungen der Platte P nicht in ein und 

 derselben Ebene stattfinden möchten, wegen der Nachgiebigkeit des 

 Wollenstoffes etc. Die Erfahrung lehrt mich, dass für ein solches Be- 

 denken sehr wenig Grund vorhanden ist, indem der „Führer" die Mikro- 

 meterschraube nicht mehr in Anspruch nimmt als der „mechanische 

 Objecttisch". Ueberhaupt giebt es der Ursachen mehrere, weshalb bei 

 Verschiebung des Objectes der vorige Focus nicht stimmt, wenigstens 

 bei starken Vergrösserungen. 



Diese Beschreibung, mit Zuhülfenahme der Zeichnungen, dürfte 

 hinreichen, um jetzt zu einen Verständniss der Arbeitsleistung und der 

 Benutzung des Instrumentes zu gelangen. Es ist klar, dass die verticale 

 Säule X vermittels des aufgesetzten Culissenkopfes C der in diesen 

 eingeschobenen Platte Z unter allen Umständen eine Lage in horizontaler 

 Ebene sichert, sowohl bei Rotation als auch bei V^erschiebung. Anders 

 verhält es sich mit der Platte P, welcher eine dem Federdruck ent- 

 sprechende Neigung zum Einklappen zukommt, vermöge deren sie einen 

 proportionalen Druck auf die Tischfläche AA des Mikroskopes ausübt. 

 Der Druck an dieser Stelle hat aber zur Voraussetzung den Druck, 

 welchen die Schenkel der Platte Z in den Nuthen des Culissenkopfes C 

 erleiden, da, wie erwähnt, hier ein Weichen aus der horizontalen Ebene 

 nicht stattfinden kann. Da ferner die Kraft der Feder auf Hebel von 

 ungleicher Länge wirkt — von der Scharnirachse BB bis zur Säule x 

 einerseits, und von der Scharnirachse bis dahin, wo die Platte P mit 

 ihrem Tuchbelag dem Mikroskoptisch A aufliegt, anderseits — so muss 



