XI. 3. Hildebrand: Der Diifereutial-01)jectfülirer. 309 



der Druck, resp. die Reibung auf der Tischebene entsprechend kleiner 

 sein, als diese Factoren in den Nuthen des Culissenkopfes C sind. 

 Ausserdem ist ersichtlich, dass an diesen zwei Stellen noch andere Um- 

 stände obwalten, welche eine wesentliche Differenz in den Reibungs- 

 grössen daselbst begünstigen. 



Wenden wir uns jetzt dem praktischen Gebrauch des Objectfiihrers 

 zu, so hat man vorerst, und ein- für allemal, die Platte l* parallel mit 

 der Tischebene A des Statives zu stellen. Hierzu dienen die an der 

 Säule X befindlichen zwei Schraubenmuttern SS, die obere zum Fest- 

 klemmen der unteren. Das Nächste ist, der Feder D die nöthige 

 Spannung zu geben. Bei aufrechtem Stativ ist eine geringe Spannung 

 hinreichend, bei geneigter Stellung eine etwas grössere, d. h. eine solche, 

 welche verhindert, dass der Führer seinem eigenen Gewicht nachgiebt 

 und rutscht. Hierbei ist die Beschaffenheit der Tischfläche A von Be- 

 deutung, ob matt oder polirt, ob Hartgummi, Metall oder Glas. Der 

 Arbeitende trifft das Richtige beim ersten Versuch und bemerkt, dass 

 eine zu grosse Spannung unnütz ist und die Reibung in den Nuthen 

 des Culissenkopfes unnöthigerweise steigert. Bei polirter Tischfläche 

 habe ich es für nützlich befunden, den Tuchbelag mit Paraffin oder 

 Spermaceti leicht zu bestreichen. 



Legt man jetzt ein Präparat auf den Objectführer und lässt diesen 

 Excursionen vorwärts und rückwärts machen, hierbei den Knopf K lose 

 zwischen Daumen und Zeigefinger haltend, so bemerkt man beim Sehen 

 durch den Tubus, dass immer dieselben Curven beschrieben werden, da 

 dieselben Stellen des Präparates wiederholt das Gesichtsfeld passiren. 

 Die Culissenschiebuug C^ ruht jetzt, indem die führende Hand keine 

 besondere Anstrengung macht, die mit derselben verbundene grössere 

 Reibung zu überwinden, während die kleine Reibung auf dem Mikro- 

 skoptisch A kaum bemerkt wird. Es bedarf eines festeren Anfassens 

 des Knopfes K und einer gewissen Kraftentfaltung der Finger, um den 

 Führer um die Breite eines Gesichtsfeldes durch die Culissen C zu be- 

 wegen, wonach alsdann das Vor- oder Zurückschieben abermals mit 

 grosser Leichtigkeit von Statten geht, um wiederum mit einer seitlichen 

 Verschiebung abzuwechseln. Auf diese Weise gelingt es, das ganze 

 Präparat systematisch abzusuchen. 



Benutzen wir jetzt als Object eine Zeichnung verschlungener Curven 

 oder einen Gegenstand, dessen Umrisse wir erkennen wollen, so darf 

 in diesem Falle die den Knopf K fassende Hand dem Reibungswider- 

 stand in den Culissen C keinerlei Beachtung schenken , sondern muss 

 den Curven und Umrissen des Objectes folgen, wie sie gerade sich dar- 



