XI, 3. V. Stein: Intra-hydraul. Hochdruck als neue Forscliungsmethode. 323 



Wasser comprimiren bei verticaler Stellung der Presse, oder man bringt 

 sie, was handlicher ist, in horizontale Lage, indem man den Rahmen mit 

 Hülfe eines Bolzens (er hängt sonst an der seitlich sichtbaren Kette) an 

 das Gestell befestigt um einem Umkippen vorzubeugen. Bei den ersten 

 Umdrehungen des Rades bleibt der Zeiger des Manometers unbeweglich, 

 so lange das eindringende Wasser noch nicht stark genug comprimirt ist. 

 Bei hohem Drucke wird die Luft theilweise vom Wasser absorbirt. Bei 

 den nächsten Umdrehungen steigt der Druck sehr rasch an und bleibt 

 bei guter Packung des Kolbens auf einer und derselben Höhe mehrere 

 Stunden hinter einander. Das Fallen des Druckes wird durch das durch- 

 sickernde Wasser bedingt. Durch zeitweises allmähliches Nachschrau- 

 ben erhält man einen constanten Druck. Die gelockerte Packung des 

 Presskolbens wird mit Hülfe des kleinen Schlüssels gedichtet, den man 

 in den Spalt zwischen den Cylinder und die Pressschraube hineinschiebt. 



Mein Apparat hält ganz gut den Druck von 700 Atmosphären aus. 

 Der anfänglich gewünschte Druck von 1500 Atmosphären wurde bei der 

 verwandten Sorte von Phosphorbronce nicht erreicht. Ein paar Cylinder 

 bekamen feinste Risse bei 1100 bis 1200 Atmosphären, ein paar andere 

 zwischen 800 bis 900 Atmosphären. Um mit einem noch höheren Drucke 

 sicher arbeiten zu können, habe ich mir gegenwärtig einen Stahlcylin der 

 bestellt. Näheres über die Einzelheiten in der Construction mit Plänen 

 und Berechnungen wird an anderem Orte gegeben werden. — 



Gewöhnliches Wasser enthält Luft , dessen Menge durch die am 

 Manometer resorbirte Luft noch um ein Weniges vermehrt wird. Um 

 daher thunlichst nur den Effect des hydraulischen Druckes ohne Gas- 

 entwicklung studiren zu können, muss man gekochtes Wasser, resp. 

 wässerige Salz- und Farblösungen verwenden. Um die Manometerluft 

 vom Wasser fern zu halten , verfährt man folgendermaassen. Man er- 

 wärmt vorsichtig den Deckel mit dem hermetisch verschraubten Mano- 

 meter auf etwa 50 bis 60" C. und setzt diese Erwärmung so lange fort, 

 bis das versuchsweise hineingepresste Wasser ganz verdampft ist. Gleich- 

 zeitig entweicht auch ein Theil der erwärmten Manometerluft. Darauf 

 giesst man in die Manometeröffnung ein wenig reines Maschinenöl und 

 lässt dann den Deckel erkalten. Durch den Druck wird nun das Oel 

 hineingetrieben, und man giebt tropfenweise so lange nach, bisderCanal 

 ganz angefüllt ist. Da aber auch das Oel beim Pressen theilweise aus- 

 fliesst, so thut man noch besser von vorne herein die oberen Schichten 

 des Oels durch Paraffin zu ersetzen. 



Mit dem beschriebenen Apparate kann man z. B. folgende inter- 

 essanten Experimente anstellen (alle wurden bei 14° R. ausgeführt) : 



^1* 



