XI, 4. Czap ski : Beleuchtimgsapparat mit herausklappbarem Condensor. 435 



cendo"). Vielleicht ist noch merklicher und störender als dieser abso- 

 lute Lichtverlust das falsche Licht, Neben licht, welches durch die 

 gleichen Ursachen als die Reflexionen mit auf das Object geworfen 

 wird und ins Sehfeld gelangend eine gewisse Verschleierung des Bil- 

 des zur Folge hat. Wenigstens kann ich mir nur so die bestimmte 

 Versicherung mehrerer sehr urtheilsfähiger Mikroskopiker deuten, dass 

 für sie ein Unterschied zwischen der Beleuchtung mit und ohne Con- 

 densor bei gleicher Apertur und unter sonst gleichen Umständen wirk- 

 lich wahrnehmbar sei. 



Ferner aber ist mit der Anwendung des Condensors, d. h. der Ver- 

 wandlung spitzer Strahlenbüschel in stark convergente eine entspre- 

 chende Verringerung des beleuchteten Feldes verbunden, 

 wie theoretisch leicht abzuleiten und ebenso leicht zu beobachten ist. 

 In der That, wenn das gleiche Feld, die gleiche Objectfläche, welche 

 unter blosser Anwendung des Spiegels von spitzwinkligen Büscheln er- 

 leuchtet wird, nach Einschaltung des Condensors von derselben Licht- 

 quelle beziehungsweise demselben Theile dieser durch weitgeöffnete be- 

 strahlt würde, so wäre ja Energie ohne Corapensation, aus Nichts, ge- 

 wonnen — was eben unmöglich ist. Die Objectfläche, welche unter An- 

 wendung des Condensors Licht empfängt, steht vielmehr zu der von der 

 gleichen Lichtquelle oder dem gleichen Theil derselben — kraft der 

 im Condensor vorhandenen Blenden (Liusenfassungen u. s. w.) — aber 

 ohne Anwendung des Condensors beleuchteten* genau im Verhältniss 

 der Quadrate der numerischen Aperturen beider Beleuchtungsweisen. 



Die Einrichtungen, welche bisher für den schnellen Uebergang vom 

 convergenten zum parallelen Licht, d. h. für ein schnelles, gänzliches 

 oder theilweises Entfernen des Condensors am Mikroskop vorgeschlagen 

 und getroffen sind, bedingen nun entweder — wie die sonst sehr voll- 

 kommene von R. FuEss — eine gänzlich veränderte, ad hoc getroffene 

 Construction des Tisches und anderer Theile, oder sie haben — wie die 

 von C. Reichert u. A. — den Nachtheil, dass die Beseitigung des Con- 

 densors nicht momentan, ohne weiteres geschehen kann, sondern erst 

 der ganze Beleuchtungsapparat mittels seiner Zahn- und Triebvorrich- 

 tung nach unten bewegt werden muss; dann muss der Diaphragmen- 

 träger nach der einen, dann der Condensor nach der andern Seite ge- 

 schlagen werden, und jetzt erst, nach abermaligem Zurückbewegen des 



1) Man hat also, um richtig zu vergleichen, bei der Beleuchtung ohne 

 Condensor nur die Linsen des letzteren entfernt zu denken, die Linsen- 

 fassungen aber in der gleichen Lage verbleibend. 



28* 



