XI, 4. Amann: Le birefractoinetre ou oculaire-comparateur. 453 



Mode d'emploi du birefractometre. 



Le mode d'emploi de ce petit Instrument est extraordinairement 

 simple et commode. Pour mesurer sous le microscope quelle est la 

 birefringence, c'est ä dire la diflference de marche produite par un mi- 

 neral ou un cristal donne, il suffit d'orienter celui-ci de maniöre -k ce 

 qu'il presente le maximum d'öclat entre les nicols crois^s, puls de placer 

 le birefractometre k la place de l'oculaire ordinaire au dessous du ni- 

 col analyseur en l'orientant de teile fa^on que l'effet du corps 6tudi6 se 

 soustraie de celui du biseau, puis de chercher, en faisant glisser douce- 

 ment ce dernier, a obtenir l'obscurcissement aussi complet que possible 

 du corps birefringent, A ce moment la diff^rence de marche produite 

 par le corps etudie est exactement compensee par celle caus^e par le 

 biseau, et il suffit de lire ä quelle division de ce dernier se fait cette 

 compensation, puis de se reporter, pour connaitre la valeur exacte de 

 la teinte d'interference qu'offrait le corps, c'est ä dire l'epaisseur de la 

 couche d'air des anneaux de Newton correspondant k cette teinte, k la 

 petite table qui accompagne chaque Instrument et qui en donne les con- 

 stantes. 



On voit que cette methode est bien plus exacte que Celles employ^es 

 jusqu'ici, consistant ä evaluer grosso modo la teinte d'interference des 

 Corps etudies soit seuls, seit apres superposition ä des lamelles de gyps 

 ou de mica, ou bien ä chercher la compensation au moyen d'un biseau 

 non tare. 



Le birefractometre est accompagne, sur demande, de deux biseaux 

 (gyps ou quarz) 1, Tun avec les teintes du 1" au 3« ordre, l'autre avec 

 des teintes plus elevees. II est facile, du reste, d'obtenir, au moyen du 

 Premier de ces biseaux, des teintes d'ordre plus eleve, en le combinant 

 k une lamelle accessoire de teinte connue (taröe au moyen du birefrac- 

 tometre), teile par exemple qu'un gyps rouge 1" ordre, placke en addi- 

 tion par rapport au biseau. On peut de meme, en pla^ant la lamelle 

 en soustraction par rapport au biseau, obtenir une gradation moins ra- 

 pide des teintes des 2 premiers ordres. Cette seconde methode se re- 

 commande tout particulierement pour l'etude des objets ä birefringence 

 faible, telles que la plupart des preparations organiques par exemple, 

 afin d'obtenir des teintes plus eievees et plus faciles k etudier que Celles 

 tres basses que presentent ces objets par eux memes. 



») Le biseau de gyps donne des teintes plus vives. 



