454 Monticelli: Di un nuovo compressore. XI, 4. 



Le bir^fractomötre permet, lorsqu'on connait l'öpaisseur d'un corpa 

 biröfringent, de trouver exactement la difference entre lea indices de 

 refraction correspondants aux deux axes de Tellipse active, et, röcipro- 

 quement, de calculer l'öpaisseur lorsque cette diflference est connue, 

 Son emploi combin6 avec celiii de la belle table des birefringences de 

 Michel Levt et Lackoix (Les mineraux des roches) facilite par exem- 

 ple beaucoup la determination des mineraux dans les coupes minces de 

 roches, et c'est surtout aux petrographes qu'il rendra de bons Services. 



Je me suis entendu pour sa construction avec le mecanicien-con- 

 structeur de l'Universite de Lausanne, le coüt de rinstrument est de 

 45 fr. (36 M.) avec un seul biseau 1" au 3® ordre, et de 65 fr. (52 M.) 

 avec deux biseaux V au 3^ et 4« au 6^, ordre. II s'adopte immedia- 

 tement sur tous les microscopes usuels de Zeiss, Fuess, Leitz, Rei- 

 chert etc. II est nöcessaire d'envoyer, en le commandant, une em- 

 preinte 6xacte de l'orifice du tube du microscope, faite dans la cire k 

 cacheter sur carton fort. 



Lausanne (Suisse) 24 Janvier 1895. 



[Eingegangen am 25, Januar 1895.] 



Di 



un nuovo compressore. 



Nota di 



Fr. Sav. Monticelli 



di Napoli. 



Con cinque incisioni in legno. 



Questo nuovo e semplicissimo compressore Consta di due pezzi: 

 un piano di compressione ed un anello di compressione a vite (fig. 1. 2). 



II piano di compressione h fatto da una lamina dl ottone 

 rettangolare, ad angoli rontondati (fig. 1), di mill. 80 X 57 X 1- Nel 

 mezzo della lamina sorge, da uno dei lati di essa, un'anello di ottone, 

 fisso al piano della lamina (fig. 1. 3, EF), alto 9 mill, spesso poco 

 oltre il % mill. e del diametro di 47 milllmetri; internamente questo 



