XI, 4. 



Monticelli: Di nu nuovo compressore. 



457 



interno GR (fig. 4) della Corona circolare inferiore viene ad essere di 

 poco maggiore del diametro OA (fig. 3) del foro di luce del piano di 

 compressione, ne risulta che il diametro massimo del campo di os8er- 

 vazione ö = (r J. (fig. 3, fig. 1) = cioe a mill. 30. 



II largo campo di luce per I'osservazione microscopica, la condi- 

 zione di immobilitä creata al vetro coproggetti, mercö i due segmenti 

 circolari, quando e in sito, la possibilitä di potere a gradi, merc^ la 

 vite deH'anello di compressione, aumentare, o diminuire insensibilmente 

 — dato l'esiguo passo di vite — la com- 

 pressione che si vuol far subire all'og- 

 getto, appena movendo con l'indice ed il 

 poUice l'anello di compressione — adat- 

 tando le dette dita alla corona esterna su- 

 periore dentata di essa — sono tutti i 

 principali vantaggi, che offre, nella sua 

 simplicitä, questo mio compressore. Van- 

 taggi che ho, invano, cercato negli altri 

 finora noti e dei quali per molto tempo 

 ho fatto uso, finche non mi e riuscito di 

 poter costruire quello del quäle ora dö la 

 descrizione. A tutto ciö h di aggiungersi 5. 



la leggerezza grandissima di tutto Tappa- 



recchio, ciö che lo rende assai maneggevole sul tavolino del microscopio, 

 ed il suo poco spessore, cosicche puö essere usato anche con ingran- 

 dimenti relativamente non piccoli. 



Ho fatto eseguire questo compressore dal meccanico Sig. Giu- 

 seppe Caputo della R. Universitä di Napoli il quäle ne costruisce, 

 dietro richiesta al prezzo di Lire 8 ciascuno, completo, e, secondo si 

 desidera, in ottone pulito, od annerito. 



Napoli, 31 decembre 1894. 



Spiegazione delle figure che rappresentano l'apparecchi o in 



grandezza naturale. 



Fig. 1. Figura prospettica della lamina di compressione con in sito i vetri 



portoggetti e coproggetti OB, OD. 

 Fig. 2. Figura prospettica dell'anello di compressione. 

 Fig. 3. Proiezione sul primo e secondo piano della sezione della lamina di 



compressione secondo il diametro KL\ con 3f', M e indicato il ma- 



stice che serve ad attaccare il vetro portoggetti. 



