XI, 4. Eternod: Rasoir iiniversel pour microscopistes. 467 



La 1 a m e (a, fig. I, II et III) est en acier anglais d'un grain fin et 

 de preraiere qualite (acier Huntsman), comme c'est d'ailleurs toujours le 

 cas pour toiis les Instruments sortant de la maison Demaurex et C^'". La 

 trempe, qui pourra etre graduee au gre de l'acquereur, est de force 

 moyenne, afin que le tranchant, ni trop dur, ni trop mou, ne s'ebr^cbe 

 trop facilement. La partie tranchante de la lame est parfaitement droite 

 et de forme aussi simple que possible; eile est pourvue de bizeaux k 

 obliquites bien orientees, de facon a permettre une ex^cution commode 

 des coupes seches ou humides, ä laisser s'eflFectuer le passage en retour 

 de la lame sans dommage pour le morceau ä sectionner et ä bien retenir 

 les liquides quand ou coupe par la voie humide. La lame est plane et 

 legerement oblique sur sa face inferieure ; celle est un peu excavee sur 

 sa face superieure (fig. VIII). Son dos est epais et arrondi des deux c6- 

 tes, de fa^on ä permettre commodement Taiguisage sur la pierre ä huile 

 et l'affilage sur le cuir, muni ou non de päte, selon la m^thode usuelle; 

 ou bien l'aiguisage d'apres les formules donnees recemraent par le Dr. 

 J. Moll*. La forme du dos permet egalement de fixer la lame avec fa- 

 cilite, au moyen de la pince de serrage sur les differents microtomes k 

 glissiere (de Jung, de Schanze, de Sedgwick-Minot, de Rheinhold- 

 GiLTAY, etc. etc.) 



Le talon de la lame (b, fig. II et III) est perfore d'un treu 

 carre (c, fig. 3), dont nous verrons plus loin la signification. Le talon 

 se prolonge, en outre, sous forme d'une queue plate, fourchue et orieu- 

 tee obliquement par rapport au reste de la lame; la rainure (d, fig. II 

 et III) entre les deux branches de la fourche (e, fig. II et III) sert :i re- 

 cevoir la vis de serrage de certains microtomes ä glissiere (de Schanze, 

 par exemple). II est donc aise, par l'intermediaire de la rainure en 

 question, ainsi que de la partie epaissie du dos, de fixer aux differents 

 microtomes et dans toutes les positions desirables, la lame prealablement 

 debarassee de son manche. 



Le manche (f, fig. I, II et IV) est, avons-nous dit, en aluminium; 

 il est leger, simple, elegant, facile ä nettoyer et ä entretenir propre. II 

 est pourvu d'une legere coudure (g, fig. I, II et IV), qui ne choque pas 

 l'ceil et qui a pour but de diminuer la quautite de metal du manche, 

 tout en preservant mieux la lame quand eile est fermee ; et tout en per- 

 mettant un maniement plus exact de l'instrument quand on l'aiguise ou 

 qu'on l'affile suivant la methode ordinaire, ou quand on coupe soit k 

 main levee, soit avec les microtomes de Schieffebdecker et de Ran- 



1) Voir cet Archive raerae vol. IX, 1893, p. 445—465. 



30* 



