500 Referate. XI, 4. 



Referate. 



1. Mikroskop und mikroskopische Apparate. 



Beclie, F., Klein' sehe Lupe mit Mikrometer (Tscheemak's 

 Mineral, u. Petrogr. Mittheil. Bd. XIV, 1894, p. 375—378). 



Die hier beschriebene Vorrichtung hat den Zweck, das kleine, 

 scharfe Interferenzbild, welches durch Einschaltung einer Irisblende in 

 der Bildebene des Objectes mit dem CzAPSKi'schen Ocular ' erzeugt 

 wird, messend zu verfolgen. Um dies zu erreichen , beobachtet der 

 Verf. nicht, wie die von Czapski angegebene Vorschrift besagt, nach 

 Ausschaltung des RAMSDEN'schen Oculares das unmittelbar vom Ob- 

 jectiv gelieferte Interferenzbild, sondern jenes, welches im oberen Au- 

 genpunkt des Mikroskopes über dem RAMSDEN'schen Ocular sich bildet, 

 und zwar nach dem Vorgang von Klein mit einer aplaiiatischen Lupe 

 — der KLEiN'schen Lupe — , die mit einer Mikrometerscala verbun- 

 den ist. 



Dieser Hilfsapparat besteht aus einem cylindrischen Röhrenstutzen, 

 der unten mit einem breiten, am Rande gerippten Metallring endigt und 

 mit sanfter Reibung über den Kopftheil des CzAPSKi'schen Oculares 

 geschoben werden kann, um den er sich ziemlich genau centrisch dre- 

 hen lässt. In dem oberen schmaleren Theil des Röhrenstutzens ist mit 

 Reibung verschiebbar eine aplanatische Lupe von 8maliger Vergrösse- 

 rung angebracht, ferner ein durch zwei hervorragende Knöpfe verstell- 

 bares Ocularmikrometer (10 mm in 100 Theile getheilt). 



Will man mit dieser KLEm'schen Lupe beobachten, so stellt man 

 zunächst mit dem CzAPSKi'schen Ocular die zu untersuchende Stelle 

 des Durchschnittes genau ein, wobei namentlich auf genaue Centrirung 

 des Tisches und der optischen Achse des Instrumentes, sowie auf cor- 

 recte Einstellung des RAMSDEN'schen Oculares auf das Fadenkreuz zu 



1) Vgl. diese Zeitschr. Bd. X, 1893, p. 413. 



