XI, 4. Referate. 501 



achten ist; zieht dann die Iriablende des CzAPSKi'schen Oculares so- 

 weit zu, dass gerade nur die zu untersuchende Stelle des Durchschnit- 

 tes sichtbar bleibt, und setzt die KiiEiN'sche Lupe auf. Nun wird die 

 Lupe so lange verschoben, bis das Objectiv- Diaphragma scharf sicht- 

 bar ist; dann wird auch das Interferenzbild scharf gesehen. Schliess- 

 lich hat man noch die Scala so lange zu heben oder zu senken, bis 

 auch sie scharf und ohne Parallaxe gegen das Interferenzbild zu zei- 

 gen, eingestellt ist. 



Um mit diesem Apparat den optischen Achsenwinkel einer Platte 

 bestimmen zu können, hat man in der von Mallard gegebenen For- 

 mel*: D = M sin E (in der E der halbe optische Achsenwinkel in 

 Luft, D die Zahl der Theilstriche für E, M eine Constante ist) den con- 

 stanten Factor M für ein bestimmtes System zu ermitteln; dies ge- 

 schieht, indem man bestimmt, durch wie viel Theilstriche ein bekann- 

 ter optischer Achsenwinkel abgemessen wird. Ist dieser festgestellt, 

 80 kann man auch umgekehrt aus der Zahl der Theilstriche, die zwi- 

 schen den Austrittspunkten beider Achsen liegen, den optischen Ach- 

 senwinkel einer Platte annähernd berechnen. Verf. hat es indessen 

 zweckmässig gefunden, die Rechnung nach der MALLAED'schen Formel 

 nicht in jedem einzelnen Falle durchzuführen, sondern ein für allemal 

 eine Curve zu zeichnen, deren Abscissen den abgelesenen Theilstrichen, 

 deren Ordinaten den Winkeln entsprechen. Diese Winkel sind zu- 

 nächst scheinbare. Um zu den wahren überzugehen, sind in dasselbe 

 Coordinatensystem die Curven der wahren Winkel für die Brechungs- 

 coefficienten 1-5, 1-6, 1-7 eingezeichnet, so dass man dieser Tabelle 

 durch Interpolation leicht die einem bestimmten Brechungscoefficienten 

 entsprechenden wahren Winkel entnehmen kann. 



Ausser zur Messung der Entfernung der optischen Achsen oder 

 einer Mittellinie vom Mittelpunkte des Gesichtsfeldes kann der Apparat 

 dazu benutzt werden, den Winkel zwischen dem Azirauth irgend einer 

 besonderen Stelle des Interferenzbildes und einer bestimmten krystallo- 

 graphischen Richtung zu ermitteln. Eine besonders wichtige Anwen- 

 dung des Apparates liegt darin, dass es möglich ist, die Aendcrung der 

 Lage der optischen Achsen und der Grösse des Achsenwinkels in ein- 

 zelnen Theilen desselben Durchschnitts zu verfolgen; man kann z. B. 

 beobachten, in welchem Maasse sich der Winkel der optischen Achsen 

 in Augit verkleinert, wenn man in einem Durchschnitt vom farblosen 

 Inneren zum intensiv gefärbten Rand übergeht. -R. Brauns. 



2) Bulletin de la Societe mineralogique de France, t. V, 1882. p. 77. 



