Instrumente, Präparations- u. ConservationB-Metboden. 53 



Nach den Erfahrungen des Ref. ist auch Glyceria spectabüis 

 jenen Grassamen beizuzählen, welche auf eine zeitweise Erhöhung 

 der Temperatur ausserordentlich reagiren ; günstig beeinflusst durch 

 dieselbe wird ferner die Keimkraft von Pinus Strobus und mancher 

 anderer Coniferen- Samen. Bei Beta vulgaris, für deren Samen 

 Pammer dasselbe nachwies, erleidet die Regel nicht selten Aus- 

 nahmen, namentlich bei voll ausgereiften Saaten. 



Hiltuer (Tharand). 



Steinbeil, R., lieber eine neue Art von Objectiv- 

 fassungen. (Zeitschrift für Instrumentenkunde. 1894. p. 170 

 — 173.) 



Um, namentlich bei grösseren Objectiven, eine Verspannung 

 des Glases bei Temperaturänderungen auszuschliessen, ohne die 

 Centration zu gefährden, müsste man eigentlich eine Objectivfassung 

 aus einem Material herstellen, welches denselben Ausdehnungs- 

 koefficienten besitzt, wie Glas. Ein solches Material giebt es aber 

 nicht und man muss deshalb eine Ausdehnungsregulirung herbei- 

 zuführen suchen, die, wenn sie gleichmässig wirken soll, an ver- 

 schiedenen einander gegenüberliegenden Punkteu des Linsenumfanges 

 stattfinden muss, und zwar müsste zwischen Glas und Fassung 

 eine Schicht gelagert werden, welche die ungleichmässige Regulirung 

 ausgleicht. Wendet man Pech oder Colophonium an, so kanu man 

 dadurch wohl eine Verspannung des Glases vermeiden, dafür stellt 

 sich aber dann ein Wackeln des Objectivs in der Fassung ein, 

 wenn dasselbe einmal niedrigen Temperaturen ausgesetzt war und 

 wieder erwärmt wird. Das ideale Material würde ein festes sein 

 und sich gerade soweit ausdehnen müssen, als die Ausdehnungs- 

 differenz zwischen Stahl und Glas beträgt; dasselbe dürfte natürlich 

 nicht ringförmig zwischen Glas und Fassung liegen, denn sonst 

 wäre es ja dasjenige, aus dem man auch direct die Fassung 

 machen könne. Verf. will nun das Ziel erreichen, indem er 

 zwischen Fassung und Glas Stäbchen gleich den Speichen eines 

 Rades einfügt, welche den Ausgleich der verschiedenen Ausdehnungen 

 bewirken. 



Was nun die Länge der Stäbchen anlangt, so findet man durch 

 Rechnung, dass man die Stäbchen um so kürzer nehmen kanu, je 

 mehr sich die Ausdehnungskoefficienten von Glas und Fassung 

 einander gleichen und je mehr sich Stäbchen und Fassung bezüglich 

 ihrer Ausdehnungskoefficienten unterscheiden ; und ferner, dass für 

 dasselbe Glas und dasselbe Fassungsmaterial die Länge der Stäbchen 

 umgekehrt proportional dem Unterschied der Ausdehnungskoefficienten 

 von Stäbchen und Fassung ist. 



Je grösser nun die Genauigkeit der Stäbchen ist, um so 



geringer ist die Verspannungsgefahr und da als sicher angenommen 



werden darf, dass die Stäbchenlänge auf 0,1 mm getroffen werden 



kann, so ist demnach die Verspannungsgefahr bei Ausschluss von 



Centrationsstörungen auf ein Minimum reducirt. 



Eberdt (Berlin.) 



