— 134 — 



Prenons un exemple ; il s'agit d'un microscope déjà an- 

 cien, mais bon malgré tout. Il comprend comme objec- 

 tifs les n os 0, 2, 6, 7, et comme oculaires les n° 1 et 3 

 ordinaires et 18 compensateur. Nous pouvons, en les 

 combinant, obtenir quinze grossissements différents qui 

 sont : 10, 20, 27, 52, 90, 100, 160, 240, 330, 340, 410 , 

 62», 850, 1.000, 1.200. Nous aurions pu en obtenir 

 un plus grand nombre si nous avions voulu nous servir 

 du tirage que possède tout microscope, mais à quoi 

 bon, nous estimons que les grossissements, les seuls 

 utiles, sont ceux de 10, 20, 50, 100, 500 et 1.000. 



Le grossissement de 500 n'est pas indiqué dans l'énu- 

 mération que nous avons donnée plus haut : pour l'ob- 

 tenir il suffira de prendre l'objectif 7 et l'oculaire 3, 

 mais au lieu de dessiner à plat sur la table qui supporte 

 l'instrument, ce qui donnerait une amplification de 

 620 diamètres, il suffira de relever le plan de dessin de 

 5 centimètres au moyen d'un livre ou d'une boîte bien 

 dressée et présentant cette hauteur. C'est du reste ainsi 

 qu'il faut procéder lorsque l'on veut dessiner à un gros- 

 sissement de 1.000. En effet, si avec l'oculaire 18 et 

 l'objectif 7, on dessine à même sur la table, on obtient 

 un grossissement de 1.200 diamètres, alors qu'en se 

 servant comme nous venons de le dire d'un livre ou 

 d'une boîte de 5 centimètres de hauteur, le grossisse- 

 ment se trouve réduit à 1.000 diamètres. 



Nous croyons devoir faire remarquer que les grossis- 

 sements indiqués par les constructeurs correspondent 

 au cas où les dessins sont faits à la hauteur de la pla- 

 tine; mais lorsqu'on dessine sur la table où est placé 

 le microscope, le grossissement n'est plus le même, il 

 est plus grand. Nous conseillons cependant, pour sim- 



